378 Corrections thermométriques. 

 férence de hauteur de l'eau en- dehors & en- 

 dedans de la cloche. Mais, comme c'elt en 

 pouces & lignes du baromètre , & par confé- 

 quent en pouces & lignes de mercure , que 

 s'exprime la preffion de l'atmofphère , & qu'on 

 ne peut additionner enfemble que des quantités 

 homogènes, on eft obligé de. réduire les diffé- 

 rences de niveau exprimées en pouces & lignes 

 d'eau, en une hauteur équivalente de mercure. 

 On part , pour cette converfîon , de cette don- 



fois 



née, que le mercure eft 1 355-68 1 auffi pefant 

 que l'eau. On trouve à la fin de cet Ouvrage 

 fous le N°. V,une table à l'aide de laquelle 

 on peut faire promptement & facilement cette 

 réduction.. 



§. VI, 



Des Corrections relatives aux différent degrés 

 du Thermomètre. 



De même que pour avoir le poids de l'air 



& des «3z il eft nécefTaire de les réduire à une 



d 



preffion confiante, telle que celle de 28 pou- 

 ces de mercure ; de même aufFi il eft néceffaire 

 de les réduire à une température déterminée: 

 cru- puifque les fluides élaftiques font fufcepti- 

 Lles de fe dilater par la chaleur & de fe con- 

 denfer par le froid, il en réfulte néceffairement 

 qu'ils changent de denfité , & que leur pefan- 



