dit Calorimètre. 389 



plus au-dehors; mais qu'elle s'arrêtera à la fur- 

 face intérieure de la cavité , où elle fera con- 

 tinuellement employée à fondre de nouvelles 

 couches de glace, jufqu'à ce que la tempéra- 

 ture du corps foit parvenue à zéro du thermo- 

 mètre. 



Si on recueille avec foin l'eau qui fe fera 

 formée dans l'intérieur de la fphère de glace , 

 lorfque la température du. corps placé dans fon 

 intérieur fera parvenue à zéro du thermomètre, 

 fon poids fera exactement proportionnel à la 

 quantité de calorique que ce corps aura perdue, 

 en paffant de fa température primitive à celle 

 de la glace fondante ; car il ell clair qu'une 

 quantité double de calorique doit fondre une 

 quantité double de glace ; en forte que la quan- 

 tité de glace fondue ell une mefure très-pré- 

 cife de la quantité de calorique employée à 

 produire cet effet. 



On n'a confidéré ce qui fe paffoit dans une 

 fphère de glace que pour mieux faire entendre 

 la méthode que nous avons employée dans ce 

 genre d'expériences , dont la première idée ap- 

 partient à M. de la Place. Il feroit difficile de 

 fe procurer de femblables fphères , & elles 

 auraient beaucoup d'inconvéniens dans la pra- 

 tique ; mais nous y avons fuppléé au moyen 

 de l'appareil fuiyant , auquel je donnerai le 



B b iij 



