Description du Gazomètre. 357 



3 . Figure 6% Pétrier à trois branches, par 

 le moyen duquel eft fufpendue la cloche A 

 avec des vis de rappel , pour la fixer dans une 

 pofition bien verticale. 



4 . Figure 3 , la tige 26 , 27 , qui s'élève 

 perpendiculairement au milieu du fléau , & aui 

 porte la lentille. 28. 



y . Figures j 8c 8 , les rouleaux avec la bande 

 ^ de enflai de roche , fur laquelle portent les 

 contads , pour diminuer encore le frottement. 



6°. Figure 4. , la pièce qui porte l'axe des 

 rouleaux. 



7 . Figure g , le milieu du fléau avec le tou- 

 rillon fur lequel il eft mobile. 



8°. Figure 10 , le thermomètre qui donne le 

 degré de Pair contenu dans la cloche. 



Quand on veut fe fervir du gazomètre qu'on 

 vient de décrire , il faut commencer par rem- 

 plir d'eau le vafe extérieur LMNO, planche: 

 VU! , fig. 1 , jufqu'à une hauteur déterminée , 

 qui doit toujours être la même dans toutes les 

 expériences. Le niveau de l'eau doit être pris 

 quand te fléau de la machine el horifontal. Ce 

 niveau, quand la cloche eft à fond, fe trouve 

 augmenté de toute la quantité d'eau qu'elle a 

 déplacée ; il diminue au contraire à mefure que 

 •la cloche approche de fon plus haut point 

 d'élévation. On cherche enfuite par tâtonne- 



