3j"4 Description du Gazomètre. 

 graduation s'élève en-dehors : il eÛ fondement 

 mafliqué dans une virole de cuivre qui fe viffe 

 à la calote fupérieure de la cloche A. Voye^ , 

 2\ & 2) , planche Vllï b fig. i , & pi. IX , 

 fig. q. Ce même thermomètre efl repréfenté 

 ièparément , pL VLll \ fig, 10, 



L'ufage du gazomètre aurait encore préfenté 

 de grands embarras & de grandes difficultés , fi 1 

 nous nous fuffions bornés à ces feules précau- 

 tions. La cloche , en s'enfonçant dans l'eau du 

 vafe extérieur L M NO, perd de fon poids , & 

 cette perte de poids efl; égale à celui de l'eau 

 qu'elle déplace. II en réfulte que la preffion 

 qu'éprouve l'air ou le gaz contenu dans la clo- 

 che , diminue continuellement à mefure qu'elle 

 s'enfonce ; que le gaz qu'elle a fourni dans le 

 premier infiant , n'eft pas delà même denfité que 

 celui qu'elle fournit à la fin ; que fa pefanteur 

 fpécillque va continuellement en décroi/Tant;- 

 &,quoiqu'à la rigueur ces différences puiffent 

 être déterminées par le calcul, on auroit été 

 obligé à des recherches mathématiques qui au- 

 roient rendu l'ufage de cet appareil embarraf- 

 faut & difficile. Pour remédier à cet inconvé- 

 nient , M. Meufnier a imaginé d'élever perpen- 

 diculairement au milieu du fléau une tige quar* 

 rée de fer 268c 27 , pL VIII , fig. 1 , qui tra- 

 verse une lentille creufe de cuivre 28, qu'on 



