$%S Description du Gazomètre. 



fion elî établie fur une colonne folide, de 

 bois BC^.i. 



A l'extrémité D de l'un des bras du fléau, 

 eft fufpendu un plateau de balance P, deiliné 

 à recevoir des poids. La chaîne qui elt plate 

 s'applique contre la circonférence de l'arc n~Do 9 

 dans une rainure pratiquée à cet effet. A l'ex- 

 trémité E de l'autre bras du levier, efi atta- 

 chée une chaîne également plate i k m , qui 

 par fa coniîruâion n'eft pas fufceptible de s'al- 

 longer ni de fe raccourcir, lorfqu'elle elt plus 

 ou moins chargée. A cette chaîne eft adapté 

 folidement en i un étrier de fer à trois bran- 

 ches ai , ci, ai, qui fupporte une grande 

 cloche A de cuivre battu, de iS pouces de 

 diamètre fur environ 20 pouces de hauteur. 



On a repréfenîé toute cette machine en perf- 

 pedive dans la planche VIII , fig. 1 ; on l'a 

 fuppofée au contraire, planche IX, fig.z & 4, 

 partagée en deux par un plan vertical, pour 

 laiffer voir l'intérieur. Tout autour de la cloche 

 dans le bas , planche IX , fig. 2, elt un rebord 

 relevé en- dehors & qui forme une capacité 

 partagéeen différentes cafés 1,2,3,4, & c# 

 Ces cafés font dellinées à recevoir des poids; 

 de plomb repréfentés féparément 1 , 2 , 3. Ils 

 fervent à augmenter la pefanteur de la cloche 

 dans les cas où l'on a befoin d'une preffioo, 



