Description du Gazometxe, 347 

 formément un courant de gaz oxygène" pour 

 des expériences de fufion*. Depuis, nous avons 

 fait, M. Meufnier & moi, des correétions & 

 des additions çonfidérables à ce premier efîai, 

 & nous l'avons transformé en un instrument 

 pour ainfi dire univerfel , dont il fera difficile 

 de fe paffer toutes les fois qu'on voudra faire 

 des expériences exaétes. 



Le nom feul de cet infiniment indique afTez 

 qu'il efî delliné à mefurer le volume des gaz. 

 11 coniifle en un grand fléau de balance , de 

 trois pieds de longueur DE, planche FUI, 

 fig. 1 , conflruit en fer & très-fort. A chacune 

 de fes extrémités D E , eft folidement fixée une 

 portion d'arc de cercle également en fer. 



Ce fléau ne repofe pas , comme dans les ba- 

 lances ordinaires , fur un couteau ; on y a fubili- 

 tuéun tourillon cylindrique d'acier F, fig.$, qui 

 porte fur des rouleaux mobiles : on eft parvenu 

 ainfi à diminuer confidérablement la réfifîance 

 oui pouvoit mettre obftacle au libre mouve- 

 ment de la machine , puifque le frottement de 

 la première efpcce fe trouve converti en un 

 de la féconde. Ces rouleaux font en cuivre 

 jaune & d'un grand diamètre : on a pris de 

 plus Ja précaution de garnir les points qui fup- 

 portent l'axe ou tourillon du fléau , avec des 

 bandes de enflai* de roche. Toute cette fufpen- 



