Appareils au Mercure. 345* 

 BC, même figure , garnis d'un rebord & de 

 deux anfes D E , pour les tranfporter. 



A l'égard de l'appareil pneumatochimique 

 au mercure , après avoir eftàyé d'en eonftruire 

 de différentes matières , je me fuis arrêté défini- 

 tivement au marbre. Cette fubftance eft abîo- 

 lument imperméable au mercure ; on n'a pas à 

 craindre, comme avec le bois , que les aflem- 

 blages fe déjoignent, ou que le mercure s'é- 

 chappe par des gerçures 5 on n'a point non 

 plus l'inquiétude de lacafTure, comme avec le 

 verre , h fayence & la porcelaine. 



On choiiït donc un bloc de marbre BCDE, 

 planche V ', figures j & q , de deux pieds 

 de long , de 15" à 18 pouces de large, & de 

 10 pouces d'épaifleur •■> on le fait creufèr jufqu'à 

 une profondeur m n , figure 5 , d'environ quatre 

 pouces , pour former la folfe qui doit contenir 

 le mercure : & pour qu'on puiflTe y remplir 

 plus commodément les cloches ou jarres, on 

 y fait creufer en outre une profonde rigole TV, 

 figures 3 , 4 & 5 , de quatre autres pouces au 

 moins de profondeur : enfin , comme cette ri- 

 gole pourroit être embarraiTante dans quelques 

 expériences , il eft bon qu'on puifTe la boucher 

 & la condamnera volonté', & l'on remplit cet 

 objet au moyen de petites planches qui entrent 

 dans une rainure x/, figure S. Je me fuis 



