du Calorimètre. 39/ 



la même quantité , à très-peu près , d'eau pri- 

 mitivement adhérente à îa furface de la glace, 

 doit s'en détacher & couler dans le vafe : car 

 la furface de la glace intérieure change exirê- 

 mement peu dans l'expérience. 



Quelques précautions que nous ayons prifes, 

 il nous a été impoiïible d'empêcher l'air 

 rieur de pénétrer dans la capacité int&ri , 

 lorfque la température étoit à ou iQ. degrés-, 

 au-defîus de la congélation. L'air renfermé dans 

 cette capacité étant alors fpécifiquement plus 

 pefant que l'air extérieur, il s'écoule par le tuyau 

 xy >fig. j, & il eft remplacé par l'air extérieur 

 qui entre dans le calorimètre, & qui dépofe une 

 partie de fo-n calorique fur la glace intérieure : 

 il s'établit ainfî dans la machine un courant 

 d'air d'autant plus rapide , que la température 

 extérieure eft plus élevée , ce qui fond conti- 

 nuellement une portion de la glace intérieure; 

 on peut arrêter en grande partie l'effet de ce 

 courant , en fermant le robinet ; mais il vaut 

 beaucoup mieux n'opérer que lorfque la tem^ 

 pérature extérieure ne furpaffe pas 3 ou 4 de- 

 grés ; car nous avons obfervé qu'alors la fonte 

 de la glace intérieure , occafionnée par l'atmof- 

 phère, eit infenfible , en forte que nous pouvons 

 à cette température, répondre de l'exaditude 

 de nos expériences fur les chaleurs fpécifîques 

 des corps , à un quarantième près. 



