506 Manière de se servir 



Nous avons fait conftruire deux machines 

 pareilles à celle que je viens de décrire; l'une 

 d'elles eft deftinée aux expériences dans les- 

 quelles il n'eft pas néceffaire de renouveller l'air 

 intérieur ; l'autre machine fert aux expériences 

 dans lefquelles le renouvellement de l'air eft 

 indifpenfable a telles que celles de la combuflion 

 & de la refpiration : cette féconde machine ne 

 diffère de la première , qu'en ce que les deux 

 couvercles font percés de deux trous à travers 

 ïefquels parlent deux petits tuyaux qui fervent 

 de communication entre l'air intérieur & l'air 

 extérieur ; on peut par leur moyen fouffler de 

 l'air atmofphérique dans l'intérieur du calori- 

 , mètre pour y entretenir des combuflions. 

 Rien n'eft plus (impie avec cet infiniment 

 que de déterminer les phénomènes qui ont lieu 

 dans les opérations où il y a dégagement , ou 

 même abforption de calorique. Veut-on, par 

 exemple , connoître ce qui fe dégage de calo- 

 rique d'un corps folide , lorfqu'il fe refroidit 

 d'un certain nombre de degrés ? On élève fa 

 température à 80 degrés , par exemple , puis 

 on le place dans la capacité intérieure ffff 

 du calorimètre , figure a & j, planche FI, & 

 on l'y laiffe affez long-tems pour être afTuré 

 que fa température eft revenue à zéro du ther- 

 momètre : on recueille l'eau qui a été produite 



