200 .1. RAlïLIM. 



3° L'air ambiant, surchauffé dans l'ëtuve à 35 degrés, devient 

 nécessairement, très-sec. Or nous constaterons plus loin qu'il est 

 essentiel que cet air ait un état hygrométrique élevé. Pour 

 atteindre ce but, on a disposé à côté de l'étuve un vase de Ma- 

 riotte A qui contient de l'eau ordinaire. Cette eau passe à l'aide 

 d'un tube bb dans un petit cristallisoir s, où elle se maintient à 

 un niveau constant. Des mèches de coton k aspirent cette eau 

 par capillarité, et la distribuent sur du coton qui recouvre une 

 partie K des tuyaux de plomb de l'étuve. Le courant d'air qui 

 effleure continuellement ce coton humide et chaud se charge 

 de vapeur d'eau en quantité suffisante pour amener l'hygro- 

 mètre de Saussure vers 70 degrés. 



Les vases dans lesquels les végétations se développent doivent 

 être peu profonds; en outre, ils doivent être inaltérables par 

 les liquides qu'ils contiennent, comme je l'établirai plus loin. 

 J'ai choisi définitivement des cuvettes de porcelaine rectangu- 

 laires, pouvant contenir 1500 centimètres cubes de liquide, 

 ayant en profondeur k centimètres, en largeur 16 centimètres, 

 en longueur 28 centimètres. Ces vases se placent sur les tablettes 

 de l'étuve sans être couverts. 



Description des expériences. — Après avoir décrit les appa- 

 reils spéciaux qui ont servi aux recherches consignées dans ce 



à l'abri de cet inconvénient, et le mercure, par ses propriétés générales, est celui qui 

 convient au plus grand nombre de cas; mais il est peu dilatable, et les régulateurs fon- 

 dés sur l'emploi de ce liquide sont peu sensibles. Pour remédier à cette imperfection, et 

 pour rendre les appareils de ce genre commodes et exacts en même temps, j'ai adopté la 

 disposition suivante (flg. 2, pi. 7) : R est un gros tbermomètre de verre rempli de 

 mercure jusqu'en c; le gaz à chauffage entre dans cet appareil par le tube S, pénètre 

 dans la chambre extérieure r, passe de là dans la chambre intérieure r' par l'intervalle 

 qui existe entre le tube m et le niveau du mercure ; enfin il sort en S' pour se rendre 

 au brûleur. Le robinet e sert à fournir directement au bec à gaz la quantité de gaz mi- 

 nima dont on a besoin. La pièce supérieurede l'appareil est de fonte, disposée de ma- 

 nière à refroidir par le gaz lui-même la partie supérieure du mercure, à l'empê- 

 cher de s'évaporer, et en même temps à donner à l'appareil une grande sensibilité. 

 Enfin une tige mobile tt d'acier est graduée en degrés centigrades; il suffit de la faire 

 affleurer en i jusqu'à un certain point, pour qu'un bain chauffé au gaz et mis convena- 

 blement en relation avec le régulateur atteigne la température marquée en ce point et 

 s'y maintienne. 



