Bericht über die allgemeine Versammlung. 



(99) 



größten Teil hindurchlassen und nur zum geringen Teil reflektieren 

 würde, so daß man eine viel zu geringe Lichtwirkung im Präparat 

 erhalten würde. 



Man gelangt aber zu einem günstigeren Resultate unter Zu- 

 hilfenahme des dreiteiligen Abb 6schen Kondensors von der nmm. 

 Apertur 1.40, der mit einer zentralen Blende versehen ist, durch 

 welche der mittlere Teil des Kondensors bis zur Apertur 1.0 ab- 

 geblendet wird. 



Zusammenfassend möchte ich also hervorheben, daß für das 

 Fluoreszenzmikroskop folgendes notwendig ist: eine Lichtquelle, 

 welche viel ultramikroskopisches Licht aussendet, ein Filter nach 

 Wood, ein Sammellinsensystem aus Quarz und ein Mikroskop mit 

 Quarz-Dunkelfeldkondensor. Die Aufstellung dieser Teile geschieht 

 in der Reihenfolge: Lichtquelle, Sammellinsensystem aus Quarz, 

 Filter, Mikroskop. 



Da das Fluoreszenzlicht dem sichtbaren Strahlenbereiche 

 angehört, so sind Objektive und Okulare des Mikroskopes, wie 

 bereits erwähnt, wie beim gewöhnlichen Mikroskop aus Glas. 

 Das von der Lichtquelle kommende Licht, durch das Filter von 

 den sichtbaren Strahlen befreit und von dem Beleuchtungsapparate 

 aus Quarz auf das Präparat konzentriert, bringt dieses mehr oder 

 weniger zum Selbstleuchten und zwar erscheinen die Bestandteile 

 des Präparates verschieden gefärbt, je nach ihrer chemischen Natur, 

 so daß sich leicht eine Unterscheidung chemischer differenzierter 

 Gebilde durchführen läßt. So kann man z. B. ein Mutterkorn im 

 Weizenmehle, das bei gewöhnlicher Beleuchtung nur schwer fest- 

 zustellen ist, sofort erkennen, denn es leuchtet in hellweißer Fluore- 

 szenzfarbe, während die Stärke schwach violett fluoresziert. 



Wie bekannt, gibt es nur sehr wenige Substanzen, die nicht 

 fluoreszieren; ich nenne nur zwei davon, Porzellan und rote 

 Blutkörperchen. Bei näherer Untersuchung wird sich wohl die 

 Liste der nicht fluoreszierenden Körper erweitern lassen, doch 

 werden die letzteren wegen ihrer geringen Zahl das Anwendungs- 

 gebiet des neuen Instrumentes wohl nicht einengen. 



Das Fluoreszenzmikroskop dürfte für die Nahrungsniittel- 

 chemie zur Feststellung von Verfälschungen und wahrscheinlich 

 auch für die allgemeine Chemie von Bedeutung werden, ferner für 



g* 



