Bericht über die außerordentliche General -Versammlung. 

 Fig. 1 zeigt den Strahlengang des ersten Spiegelkondensors. 



Fig. 1. 



Fig. 2 zeigt den Strahlengang dieses Spiegelkondensors in Verbindung 

 mit einer Plankonvexlinse, wodurch eine vollständige Kondensorheleuchtung 

 in der Apertur bis 1-35 erzielt werden kann. 



Fig. 3 zeigt eine Revolverblende, welche unter dem Spiegelkondensor 

 eingeschaltet wird und mit deren Hilfe die soeben erwähnten Veränderungen 

 beim Spiegelkondensor durchgeführt werden können. 



Nachdem es nun viele Mikroskope gibt, die weder Ab besehe noch 

 andere Beleuchtungseinrichtungen besitzen und manchen Besitzern von solchen 

 Mikroskopen eine Dunkelfeldbeleuchtungseinrichtung erwünscht ist, so habe 

 ich in letzter Zeit meine Bemühungen darauf gerichtet, eine Einrichtung zu 

 finden, mit deren Hilfe es möglich ist, die vervollkommnete Dunkelfeldbeleuch- 



