Bericht übor die außerordentliche General VerHunnnlimf^. 



(63) 



tiin^- an jedem beliebigen Mikroskop anzubringen, ohne daß das Instrument 

 zur Anpassung in die Fabrik eingesandt zu werden braucht. 



Ich habe zwei verschiedene Konstruktionen für diesen Zweck hergestellt. 



Fig. 4 zeigt eine derartige Einrichtung, mit der man den Ajiparat von 

 außen an den Tisch festklcnnnt. 



Fig. 4. 



Fig. 5 zeigt eine andere, bei der am Spiegelkondensor ein Paar ver- 

 stellbare Arme mit Stiften angebracht sind, die einfach in die bei allen Mikro- 

 skopen vorhandenen Klemmenlöcher einzustecken sind. Mittels der angebrachten 

 Arme nnd der an denselben befindlichen Klemmschrauben kann man den 

 Spiegelkondensor auf dem Objekttisch des Mikroskopes mit Hilfe des auf der 

 Oberfläche der Spiegellinse eingeritzten zentrischen Ringes und eines schwachen 

 Mikroskopobjektives leicht zentrieren und befestigen. 



Während nun der Spiegelkondensor hauptsächlich für stärkere Ver- 

 größerungen bestimmt ist, habe ich auch eine Dunkelfeldbeleuchtung für 

 schwächere Vergrößerungen in Verbindung mit dem Greenoughschen bino- 

 kularen Mikroskop hergestellt. 



Diese Einrichtung gibt eine sehr hübsche Beleuchtung für schwächere 

 Vergrößerungen, zur Sichtbarmachung von Infusorien u. dgl. Sie besteht im 

 Wesentlichen darin, daß man unterhalb des Objekttisches einen Ab besehen 

 Kondensor anbringt, in den man eine Sternblende einlegt. 



Weiters mache ich auf eine neue Beleuchtung für schwache Vergröße- 

 rungen aufmerksam. Da es schwer ist, mit einer Lampe das Gesichtsfeld 

 eines binokularen Mikroskopes gut zu beleuchten, sind an der Lampe zwei 

 Spiegel angebracht, wodurch eine sehr schöne Beleuchtung erzielt wird. 



Zur Dunkelfeldbeleuchtung sind stärkere, intensivere Beleuchtungs- 

 quellen notwendig, am besten ist Sonnenlicht. Da dieses aber in unseren 

 Gegenden selten zu haben ist, so sind wir vorwiegend auf künstliche Be- 

 leuchtungsquellen angewiesen. 



Für schwächere. Vergrößerungen und mäßige Ansprüche genügt Gas-, 

 Auer- oder Graetzinlicht. Für höhere Ansprüche ist eine Nernstlampe oder 

 noch besser eine kleine Bogenlampe empfehlenswert. 



