Bericht nhor dio nunerordiMitliclic («cneral V(M'H;iniinliin<^. 



(67) 



mit llilfo der plunparallolon Phitto mog-lich war, wenn man an Stolle dieser 

 ein Prisma vorwendet nnd es so anbring-t, daß es sich unmittelbar über dem 

 Objektiv befindet und die eine Hälfte des Objektives zur Heleuchtung, die 

 andere dagegen zur Abbildung des Objektes verwendet wird. Allerdings 

 müssen für diesen Zweck, namentlich für stärkere Vergrößerungen, spezielle 

 Objektive von besonderer Konstruktion angefertigt werden. 



Da bei dieser Methode eine schiefe Beleuchtung und Abbildung des 

 Objektes stattfindet, so sind für diesen Zweek die Apochromatobjektive in- 

 folge ihrer vollendeteren Farbenkorrektion viel empfehlenswerter als die ge- 

 wöhnlichen Achromate. 



In Fig. 8 ist ein derartiger Beleuchtiingsapparat zur Beleuchtung un- 

 durchsichtiger Objekte mittels eines Prismas von oben abgebildet, das nach 

 Angaben von Florence her- 

 gestellt wurde. Dieser Apparat 

 ist an jedem gewöhnlichen 

 Mikroskop leicht anzubringen 

 und wandelt dieses in ein Me- 

 tallmikroskop um oder in ein 

 Mikroskop zur Beobachtung 

 für undurchsichtige Objekte. 

 Hierbei ist es jedoch notwen- 

 dig, das zu untersuchende Ob- 

 jekt in eine planparallele Form 

 zu bringen, also mindestens 

 zwei Flächen desselben anzu- 

 schleifen oder zu bearbeiten. 

 Bei dem neuern Metallmikro- 

 skop, das nach der Idee von 

 Le Chatelier ausgeführt ist, 



ist dieser Nachteil vermieden; hier ist die Beleuchtungsart umgekehrt, das 

 Licht wird dem Mikroskopobjekt von unten, statt von oben zugeführt. Dadurch 

 genügt die Zurichtung einer einzigen, nämlich der zu untersuchenden Fläche, 

 die man direkt auf den Objekttisch legt und die immer genau senkrecht zur 

 Objektivachse sich einstellt. 



Fig. 9 zeigt eine derartige Einrichtung. 



Diese hat nun weiters den Vorteil, daß durch Drehung des Prismas, 



Fig. 8. 



Richtung gegeben werden kann. 



Fig. 10 zeigt eine Vorrichtung, mit der man in der Lage ist, einmal 

 das mikroskopische Bild subjektiv zu beobachten und es dann einfach durch 

 Drehung des unteren Prismas um 90" in die photographische Kamera abzu- 

 lenken, um es photographisch zu fixieren. Dieses Mikroskop läßt sich auch 

 sehr gut mit entsprechender Lichtquelle als Projektionsmikroskop verwenden, 

 wie Fig. 12 es zeigt. (Ps ist der Projektionsschirm.) 



e* 



