Bericht über die allgemeine Versammlung. 



(136) 



liegt, so ist es doch g-anz anders, wenn ein solcher Spiegelkondensor 

 zu einem bereits vorhandenen Mikroskop nachgesendet werden soll. 

 Es muß in diesem Falle der Abbesche Kondensor oder die Zylinder- 

 blende eingesendet werden, was manchmal umständlich und mit 

 Zeitverlust verbunden ist. Aus diesem Grunde wurde der Versuch 



Fig. 5. 



gemacht, eine solche Form des Kondensors zu finden, daß er ohne 

 jede Anpassung an jedes beliebige Mikroskop anzubringen ist. Nach 

 einer Anzahl von Versuchen ist auch dieses Ziel erreicht worden. 



Der neue Spiegelkondensor Fig. 5, der nach seiner äußeren 

 Form kurz „Plattenkondensor" benannt ist, wird nicht wie der 

 frühere an Stelle des Abbeschen Beleuchtungsapparates gebracht, 

 sondern einfach auf den Tisch des Mikroskopes gelegt; Bedingungen 

 sind nur, daß die Öffnung des Tisches 15 mm groß und ein Plan- 

 spiegel vorhanden ist, Bedingungen, welchen auch das einfachste 

 Mikroskopstativ genügen dürfte. 



Die Spiegellinse des Kondensors ist in eine Glasplatte einge- 

 kittet, welche mit einer entsprechenden Höhlung versehen ist. Die 

 mittleren Strahlen des Beleuchtungskegels werden durch eine mit 

 der unteren Fläche der Spiegellinse fest verbundene Metallblende 



