(136) 



Bericht über die allgemeine Versammlung. 



zurückgehalten. Das Ganze ruht in einem metallenen Rahmen, der 

 durch zwei gewöhnliche Mikroskopklemmen auf der Tischplatte 

 festgehalten wird. Der Apparat kann demnach in Verbindung mit 

 jedem Mikroskop gebraucht werden, ohne daß die Einsendung eines 

 Teiles von diesem zwecks Anpassung notwendig wäre. 



Die Lichtstärke des Spiegelkondensors wurde noch dadurch 

 erhöht, daß die sogenannte „innere Apertur" desselben herabgesetzt 

 wurde. Diese hat jetzt den Wert 0-85— 1*40 gegenüber dem frühe- 

 ren von 105 — 1*40. Die lineare Ausdehnung des beleuchtenden 

 Ringes ist also fast um das Doppelte gestiegen. Der Apparat gibt 

 mit Glühlicht, besonders mit dem bekannten „Grätzinlicht" so gute 

 Resultate, daß sogar die schwer sichtbar zu machende S])irocliaete 

 imllida bei der angegebenen Anordnung deuthch zu sehen ist. Er 

 dürfte daher nicht nur für Forschungszwecke, sondern auch für prak- 

 tische Arzte und viele andere Untersuchungen ein nicht zu unter- 

 schätzendes Hilfsmittel für diagnostische Zwecke darstellen. 



Die Manipulationen beim Gebrauch des Plattenkondensors sind 

 dieselben wie bei dem früheren Spiegelkondensor. Das Zentrieren 

 des ersteren, welches mit Hilfe eines schwachen Mikroskopobjektivs 

 und eines ebensolchen Okulares geschehen muß, wird durch eine 

 auf der Oberfläche der Spiegellinse eingeritzte Marke erleichtert. 

 Bevor der Objektträger, welcher ungefähr die Dicke von 1 mm 

 haben muß, auf den Kondensor gebracht wird, muß durch einen 

 Tropfen Zedernöl eine homogene und möglichst blasenfreie Verbin- 

 dung zwischen beiden hergestellt werden. Es kann dann mit Trocken- 

 objektiven beliebiger Stärke und Apertur beobachtet werden. Um 

 den verschiedenen Beleuchtungsmethoden Rechnung zu tragen, 

 wurde eine Revolverblende angebracht. Die Einrichtung dieser 

 Blende ist eine solche, daß man den Strahlengang und die Inten- 

 sität derselben durch Einschalten größerer oder kleinerer Blenden 

 reguUeren kann und daß man von der Dunkelfeldbeleuchtung zur 

 gewöhnlichen Spiegelbeleuchtung, also zur Beleuchtung mit durch- 

 fallendem Licht, einfach durch einen Druck auf die Blende über- 

 gehen kann. Das zu starke Licht kann durch Einschalten farbiger, 

 matter Gläser gemildert werden. Diese Einrichtung wurde zur 

 Unterscheidung von dem einfachen Plattenkondensor F „Konden- 

 sor F mit Revolverblende" genannt. 



