4 



Dr. J. R. Schiner: 



Benützung- grosse Vorbereitungen und hat insbesondere den Nachtheil, 

 dass man während des Zeichnens von dem Mikroskope und der Beleuch- 

 tungslampe getrennt ist, daher es unmöglich ist, das Object erforderli- 

 chen Falls in jedem Momente besser einzustellen oder dessen Beleuchtung 

 zu rectificiren. 



Das Mikroskop wird nämlich, wenn das Object eingestellt ist, 

 sammt der Lampe unter einen Doppeltisch gestellt. Die Platten beider 

 Tische enthalten in der Mitte je einen Ausschnitt; in dem Ausschnitte 

 des oberen Tischchens, über welchem eine mit Pauspapier überzogene 

 Glastafel sich befindet, wird das, durch das Mikroskop projectirte Bild 

 aufgefangen. Der obere Tisch ist erforderlich, um das reflectirte Bild 

 durch Verschiebung des Tisches in senkrechter Richtung in der beliebi- 

 gen Grösse zu erhalten und um dem ganzen Apparat die möglichste 

 Stabilität und Festigkeit während des Zeichnens zu geben, da schon 

 die allergeringste Bewegung genügen würde, um das Bild zu verrücken 

 und das Zeichnen unmöglich zu machen. 



Dieser Zeichnungsapparat, so vortrefflich derselbe an und für sich 

 ist, fand trotzdem nur Wenige, die ihn benützten, weil seine Handhabung 

 umständlich und unbequem ist. 



Den Wiener Entomologen gab er aber eine mächtige Anregung, 

 um eine Vereinfachung und Vervollkommnung desselben zu ersinnen. 

 Bei dem diessfälligeii Experimentiren verfiel Freund Brauer auf den 

 Gedanken, das Ocular-Glas von der Mikroskopröhre zu entfernen, und 

 das Bild nur durch das Objectiv-Glas reflectiren zu lassen. Dadurch war 

 es ermöglichet, das reflectirte Bild khirer zu erhalten und den Zeichner 

 mit dem Mikroskope in nähere Berührung zu bringen. 



Mik construirte sich nach dieser Idee einen Trichter, der in die 

 Cylinderröhre an die Stelle des Oculars angebracht und über dessen 

 Oeffnung die mit Pauspapier überzogene Glasplatte gelegt wird. Mit 

 dieser Construction ist der Vorth eil erreicht, das Mikroskop fortan 

 richten und handhaben zu können und eben so die Beleuchtung in jedem 

 Momente zu reguliren. Die Stabilität und Festigkeit des Zeiclinungs- 

 tischchens, welche den Winner tz'schen Apparat auszeichnet, ist aber 

 gleichzeitig damit verloren. 



Der neue Apparat muss tiefer gestellt werden, als der gewöhn- 

 liche Arbeitstisch, um die Hand während des Zeichnens stützen zu 

 können, die Unterlage für das Mikroskop und die Lampe muss möglichst 

 stabil sein, weil die geringste Bewegung, welche an der Röhre des 

 Mikroskopes stattfindet, das Zeichnen vereiteln würde. 



Ich liess mir trotzdem diesen neuen Apparat durch den Optiker 

 Fritsch anfertigen. Da die Lieferung desselben lange nicht erfolgte, 

 übernahm es Freund Bergens tamm, dieselbe zu betreiben. Bei dieser 

 Gelegenheit zeigte es sich, dass Fritsch über die Ausführung nicht 



