i^f)^ Dr. J. R. Schin er : Zeichen-Apparat. 



Entomologie, eine GOinalige Linear-Vergrösserung in allen Fällen aus- 

 reichend ist, somit meinem Bedürfnisse mit dem Apparate vollkommen 

 Genüge geleistet werden kann. 



Zurückgekehrt von meinem Innsbrucker Ausfluge war demnach 

 mein erstes Geschäft, den oben ausgedrückten Wünschen durch weitere 

 Versuche zu entsprechen und ich experimentirte daher und zwar mit den 

 besten Erfolgen. 



Man kann meinen Apparat bei 300- und mehrmaliger Linear-Yer- 

 grösseruno- mit Vortheil benützen, wenn man, bis nicht ein entsprechend 

 intensives künstliches Licht aufgefunden sein wird, vorläufig das Sonnen- 

 licht als Beleuohtungsquelle hiezu benützt. 



Es bedarf zur Ausführung keiner weiteren Vorbereitung und na- 

 mentlich ist es nicht erforderlich, die Fenster zu decken, oder, etwa wie 

 bei dem Sonnenmikroskope, mit besonderen Spiegeln da> Sonnenlicht 

 aufzufangen. 



Man stellt den Appai at auf, lässt den Sonnenstrahl auf den gewöhn- 

 lichen Beleuchtungsspiegel des Mikroskopes fallen und leitet ihn in die 

 Camera. Zeigt sich da, statt des runden lichten Kreises, ein Licht-Balken, 

 so wird die biconvexe Beleuchtungslinse des Apparates so aufgestellt, 

 dass sie zwischen die Sonne und den Reflektirspiegel zu stehen kommt. 

 Der Lichtbalken wird dann eine kreisförmige Gestalt annehmen und das 

 eingelegte Object in vollster Belouchtuncr sich scharf und präcis proji- 

 ciren. Verfinstert sich die Lichtscheibe aus Anlass vieler Linsen, die zur 

 Bewirkung ungewöhnlicher Vergrösserungen nothwendig eingelegt wer- 

 den müssen und ist stärkeres Licht erforderlich, so wird vor der gewöhn- 

 lichen bicouvexen Beleuclitungslinse eine zweite eben solche in der 

 Entfernung der Brennweite so eingestellt, dass der Sonnenstrahl durch 

 sie und die gewöhnliche Beleuchtungslinse in den Spiegel und von da 

 in die Camera geleitet wird. Die Beleuchtung ist dann eine vollkommen 

 genügende und will man während des Zeichnens oder Beobachtens das 

 umgebende Tageslicht ausschliessen, so genügt es, wenn der Beobachter 

 wie es von den Photograplien zu geschehen pflegt, ein Tuch über sich 

 und die Camera ausbreitet, wo dann das proji'irte Bild nur um so 

 schärfer sich darstellen wird. 



Um mit wenig vergrössernden Mikroskopen ein möglichst grosses 

 Bild zu erzielen, ist es räthlich die gewöhnliche Cylinderröhre des Mikro- 

 skopes sammt den Okulargläsern nicht innerhalb des Conus anzubringen, 

 wio es bisher geschehen ist, sondern sie demselben oben anzuschrauben, 

 wodurch eine viel bedeutendere Vergrösserung erzielt wird. 



Schliesslich bemerke ich, dass Optiker C. F ritsch (Gumpendorfer 

 Hauptstrasse Nr. 31) über diese Modificationen meines Apparates genau 

 informirt ist, und einen solchen unter den billigsten Anforderungen her- 

 zu teilen, jederzeit bereit ist. 



