4 



Versammlung am 8. Jänner 189(). 



lu England ist es seit langer Zeit üblich, an jedem besseren Mikroskop 

 einen beweglichen Objecttisch zu besitzen. Bei uns wurde diese Einrichtung lange 

 Zeit ignorirt und als Spielerei betrachtet. 



Wenn es nun bei schwachen Vergrösserungen auch gar keine Schwierig- 

 keiten bietet, bei einiger Geschicklichkeit und Fertigkeit ein Präparat zu durch- 

 suchen, so ist es bei einer tausendfachen Vergrösserung ganz unmöglich, ein 

 Object derart zu durchsuchen, dass man mit gutem Gewissen sagen kann, jede 

 Stelle im Gesichtsfelde vor sich gehabt zu haben. Zu solchen Untersuchungen 

 ist ein gut gehender beweglicher Objecttisch eine grosse Annehmlichkeit und 

 erleichtert die systematische Durchmusterung der Präparate. 



In England wird das Mikroskop von Anbeginn gleich für einen beweglichen 

 Objecttisch eingerichtet, bei uns ist dies nur bei den ganz grossen und theueren 

 Instrumenten der Fall. In den meisten Fällen wird der Tisch aus ökonomischen 

 Gründen erst später angepasst, er muss also jederzeit nachgeliefert werden können. 

 Dies hat zu der von mir zuerst ausgeführten Construction des aufsetzbaren Kreuz- 

 tisches geführt, der von Prof. E. Fleischl 1887 in der Behrens'schen Zeit- 

 schrift beschrieben wurde und heute auch von vielen anderen Firmen etwas ver- 

 ändert hergestellt wird. 



Diese Vorrichtung kann an jedem beliebigen, nach continentalem Typus 

 gebauten Mikroskop auf- und abgesetzt werden, es können sowohl grosse als 

 kleine Objectträger verwendet werden; in seiner heutigen Ausführung entspricht 

 er allen Anforderungen, die man an einen solchen Hilfsapparat stellen kann. 

 Er kann jedoch nur an grösseren Instrumenten mit Vortheil angebracht werden, 

 weil nur diese genügend Raum zur Bewegung und Ausnützung bieten. 



Dies war die Veranlassung zu einer Modification, bei der durch eine neue 

 Befestigungsmethode viel Raum gespart und hiedurch soviel Weg gewonnen wurde, 

 dass der bewegliche Objecttisch auch an kleineren Instrumenten mit Vortheil ver- 

 wendet werden kann; nachdem die Mikroskoptische verschieden sind, werden die 

 Befestigungsrahmen auch in verschiedenen Formen und Grössen den Objecttischen 

 entsprechend angefertigt. Bei Nachbestellung eines solchen Objecttisches ist es nur 

 nöthig, die Grösse des Mikroskoptisches anzugeben. Er kann ebenfalls leicht auf- 

 gesetzt und wieder entfernt werden. 



Ich komme nun zum Schlüsse zu den photographischen Hilfsapparaten. 

 Die Mikrojfhotographie gibt nur da gute Resultate, wo gute Objecto mit scharfen 

 (Jontouren, das heisst wo genügende Contraste vorhanden sind. Je dünner und 

 schöner die Präparate sind, umso bessere Resultate darf man auch erwarten. 

 Vor einigen Jaliren hat man sehr voluminöse, mit allem möglichen Beiwerk ver- 

 sehene A)i)»arate gebaut, aber man hat bald gesehen, dass die einfachen und 

 stibilen AjjjKirate die besten sind, die allerdings, je nachdem man s])ecielle Be- 

 dürfnisse im Auge hat, auch eine specielh; Einrichtung haben können und müssen. 



Ith möchte mir nun zwei mikrophotogra])hischo Ai)parate zu zeigen er- 

 l-iiibf-n, wie sich solche durch vielseitige Erfahrungen ergeben haben. 



Der kleine Apparat ist, damit er sehr solid und dauerhaft sei, aus Guss- 

 fertigt. An dcins'^lbcn kann mit jedem Mikroskop gearbeitet werden, 



