Versammlung am 8. Jänner 1896. 



3 



Für grosse Mikroskope, wo der Obertheil des Mikroskopes sehr schwer ist, 

 und wo ebenfalls der ganze Mikroskopkörper mittelst Feder, wie bei der Hart- 

 nack 'sehen, in die Höhe gehoben werden miiss, hat sie den Nachtheil, dass, wenn 

 die Feder nicht sehr stark ist, diese bald erlahmt, oder aber, wenn sie wirklich 

 stark ist, die Mikrometerschraube durch den Druck zu sehr leidet und sich bald 

 abnützt, oder der Gang ein unregelmässiger wird. 



Dies hat mich veranlasst, abweichend von den beiden früheren Construc- 

 tionen, nicht die Prismaführung mittelst Feder in die Höhe zu drücken, sondern, 

 wie die untenstehende Abbildung zeigt, dieses Princip umzukehren und die eigene 

 Schwere des Mikroskopkörpers als Gegengewicht zum theilweisen Ausgleich des 

 gleichmässigen Ganges der Mikrometerschraube zu benützen; bei dieser Con- 

 struction genügen ausserordentlich zarte Federn, um 

 einen dauernden und weichen Gang der Mikrometer- 

 schraube zu erhalten, da die Schraube nur ein klein 

 wenig mehr wie das Gewicht des Mikroskopkörpers 

 zu heben hat. Da nun eine Verminderung des Ge- 

 wichtes des Obertheiles des Mikroskopes nie zu be- 

 fürchten ist und dasselbe immer nach abwärts 

 drücken wird, so bietet diese Construction eine 

 Dauerhaftigkeit, wie sie von keiner der früheren 

 Constructionen erreicht w^urde. 



Der am meisten gegenwärtig verbreitete Be- 

 leuchtungsapparat ist der Abbe 'sehe. Derselbe hatte, 

 als er zu Anfang der Siebzigerjahre von Abbe cou- 

 struirt und von Zeiss ausgeführt wurde, im Anfang 

 gar keinen Erfolg, erst als durch Dr. Eobert Koch 

 neue Präparations- und Färbemethoden gefunden 

 und eingeführt wurden, hat sich dessen hohe Braucli- 

 barkeit gezeigt, und hat er auch allgemeine Auer- 

 kennung errungen. Speciell hier in Wien verhielt 

 man sich lange sehi* skeptisch ihm gegenüber, und nachdem vom Auslande vor- 

 wiegend Instrumente mit und in Oesterreich solche ohne Beleuchtungsappai'at be- 

 stellt wurden, so musste ich, um die Fabrication nicht zu compliciren, abweichend 

 von der ursprünglichen Construction, eine Einrichtung treffen, welche es leicht 

 ermöglicht, entweder das Eine oder das Andere am Mikroskop leicht anzubringen. 



Diese Einrichtung erlaubt durch wenige Handgriffe, den Condensor gegen 

 die Cylinderblende auszuwechseln und auch das Ganze zu heben und zu senken 

 und vom Tisch ganz zu entfernen, so dass diese Construction von vielen Gelehrten 

 der Zeiss 'sehen vorgezogen wird. 



Für solche Untersuchungen, wo es sich darum handelt, sehr oft und bequem 

 von der Condensorbeleuchtung zur gewöhnlichen Spiegelbeleuchtung überzugehen, 

 habe ich diese Einrichtung in der Weise modificirt, dass ein einfacher Druck 

 genügt, den Condensor aus- oder einzuschalten und von der Condensorbeleuchtung 

 zur Spiegelbeleuchtung oder umgekehrt überzugehen. 



1* 



