2 



Versammlung am 8. Jänner 1896. 



Hierauf demoiistrirte Herr C. Reichert einige neuere Mikro- 

 skope und deren Nebenapparate. 



Nach einem kurzen historischen Rückblick betreffend die Aenderungen der 

 mikroskopischen Technik in den letzten Decennien besprach der Vortragende die 

 Verbesserung der heutigen Mikroskope gegenüber den älteren Instrumenten, die 

 er in folgender Weise zusammenfasste : 



1. Verbesserung der groben und feinen Einstellung und hauptsächlich die 

 der Mikrometerschraube. 



2. Bessere Beleuchtung bei den stärkeren Vergrösserungen. 



3. Zweckmässige Einrichtung bei starken Vergrösserungen, um die Präparate 

 systematisch durchsuchen zu können. 



4. Zweckmässige einfache Einrichtungen, um das unter dem Mikroskop 

 gesehene Bild entweder durch Zeichnung oder Photographie festzuhalten oder zu 

 vervielfältigen. 



Das vor etwa zwanzig Jahren am meisten verbreitete Mikroskopstativ 

 war das mittlere Hartnack 'sehe Hufeisenstativ Nr. 8. Die Construction dieses 

 Modells ist einfach und solid und die Mikronieterschraube für mittlere Ver- 

 grösserungen ausreichend; das Ganze, wenn es gut ausgeführt ist, als Schul- 

 und Laboratoriummikroskop für viele Bedürfnisse auch heute noch vollständig 

 genügend. 



Für stärkere Vergrösserungen ist jedoch die Construction der Mikrometer- 

 schraube nicht sorgfältig genug, da sie zu hart geht, und das Bild in vielen 

 Fällen schwankt, das heisst sich nach links und rechts verschiebt, beim dauernden 

 Arbeiten infolge dessen das Auge und durch den harten Gang der Mikrometer- 

 schraube auch die Hand ermüdete. Weiter hat es in solchen Fällen, wo man 

 oft genöthigt ist von schwacher zu starker Vergrösserung überzugehen, noch den 

 Nachtheil, dass sich ein Revolver an demselben nicht zweckmässig anbringen 

 lässt. Für solche Fälle ist ein Mikroskop mit Zahn und 'J'rieb unbedingt vorzu- 

 ziehen, und es werden deshalb heute auch beinahe alle Mikroskope mit Zahn und 

 Trieb angefertigt. 



Für stärkere Vergrösserung ist jedoch das Wichtigste an jedem Mikrosko]» 

 die feine Einstelhmg mittelst der Mikrometerschraube. 



Die Hartnack 'sehe Construction der Mikrometerschraube ist sehr ein- 

 fach, leicht und billig auszuführen, hat jedoch den Nachtheil, dass die Ueber- 

 tnigungsfläche der Mikrometermutter auf die Prismaführung selbst nicht richtig 

 angeordnet ist, weil diese zu gro.ss ist und dadurch auch ein Theil der Bewegung 

 (h-.r Mikrometerniuttcr auf die Prismaführung selbst übertragen wird, was bei 

 starken Vf.-rgrössorungen den bok;iniitcn Nachthoil des Scliwankons des mikro- 

 MkopiHchon Bildes li:it. 



Bei der Hpätcr von Winkel angcgebonc'n Construction wird die Bewegung j 

 nur durch eine Stahlspitzo auf eine gehärtete Stahlfläche übertragen. Diese 

 ConKtniction ist wesentlich besser, da der Gang ein viel leichterer und sich(!ror 

 und namentlich bei kleineren und mittleren Stativen ein ausgezeichneter ist. 



