— 172 — 



Noter que les grossissements indiqués ici sont des grossissements 

 linéaires mesurés directement au microscope. Il est clair que par projection 

 on peut obtenir pour un même champ des amplifications bien plus considé- 

 rables. 



Objectif à rfrossissement variable. — La plupart des opticiens inscrivent 

 aujourd'hui dans leurs catalogues des objectifs à grossissement variable 

 fort commodes pour certaines études, mais d'un prix relativement assez 

 élevé. Chacun sait que la manière la plus simple d'obtenir un grossissement 

 variable avec un objectif ordinaire donné consiste à isoler une des lentilles 

 de cet objectif qui constitue alors un système dont le grossissement est réduit 

 i)resque de moitié. Mais on peut faire varier le grossissement d'un objectif 

 plus graduellement et aussi dans de plus larges limites à l'aide d'un dispo- 

 sitif mcile à réaliser sans grands frais. Ce dispositif est le suivant : 



Prenez une lentille oculaire (lentille biconcave), de ces petites jumelles 

 qui, ouvertes, ont de 7 à 10 centim. de longueur, montez-la dans un petit 

 tube de métal ou de carton noirci à l'intérieur, aj^ant 30 millim. environ de 

 longueur, et d'un diamètre intérieur tel qu'il puisse coulisser à frottement 

 sur la monture de votre plus faible objectif. Si, partant de la distance frontale 

 normale de cet objectif, vous soulevez lentement celui-ci à l'aide de la cré- 

 maillère ou du tirage du mouvement rapide, et que, en même temps, vous 

 approchiez graduellement de la lentille objective frontale votre lentille 

 biconcave, en enfonçant sur l'objectif le petit tube qui la porte, vous verrez 

 le grossissement diminuer rapidement, en même temps que le champ 

 augmente. 



En employant, d'une part, la lentille oculaire d'une lunette de Galilée 

 de 9 centim. de tirage, lentille que l'on pourrait se procurer bien facilement 

 à part, dans le commerce, poyr une somme très minime (la mienne vient de 

 chez Hurlimann], d'autre part l'objectif de Vérick et l'oculaire 1 de ce 

 constructeur, j'ai noté.approœimativement\e8 mesures suivantes qui fixeront 

 mieux les idées à cet égard que tout supplément d'explication. Ceux d'ail- 

 leurs que la théorie optique du procédé intéresserait, Téclairciront facilement 



eux-mêmes. 



COMBINAISON 

 optique 



GROSSISSEMENT 



Objectif seul 



Objectif O et ( 

 1 iitillo biconcave / 



20 diamètres 

 15 — 

 10 - 

 7 — 



DISTANCE 

 frontale totale 

 de l'objectif 



24m/in 



30 — 

 42 — 

 49 — 



DISTANCE 

 de la lentille frontale 



de l'objectif 

 à la lentille biconcave 

 supplémentaire 



\Qmjm 

 — 



CHAMP 



4™/"5 

 7 — 

 9 - 

 11 — 



Uculaire redresseur.^ — Si le prisme redresseur à dissection, tel que le 

 construisent les opticiens, a l'avantage de pouvoir servir avec des oculaires 

 de grossissement variable, il a en revanche cet inconvénient, gui m'a toujours 

 rendu son usage peu agréable, c'est que, en raison de l'inclinaison du plan 

 de son ouverture oculaire, les doigts travaillent sur un point tout autre que 

 celui vers lecjuel l'œil est en apparence mécaniquement dirigé. Il y a là un 

 défaut de concordance oui, pour être suffisamment annihilé par l'habitude, 

 exige pres(j^ue autant d'apprentissage que la dissection par mouvements 

 renversés faite à l'aide des oculaires ordinaires. Je crois, au contraire, devoir 

 recommander l'usage des oculaires redresseurs à quatre lentilles, c'est-à-dire 

 basés sur le principe des oculaires des longues- vues terrestres. On peut te 

 ;m<si 1.1(11 ;<vor ctw ocnîaiivs faire varier le grossissement à l'aide du tube 



