tirage du microscope, et, s'ils absorbent un peu plus de lumière que le 



Î>risme redresseur, cet inconvénient perd beaucoup de son importance si 

 'on remarq^ue que Ton ne travaille ffuère avec l'image redressée que sous des 

 objectifs faibles et très lumineux. Il est facile, du reste, de forcer Téclairage 

 à raide des condensateurs ordinaires. 



On peut organiser soi-même un oculaire redresseur de ce genre à l'aide de 

 l'oculaire de l'une de ces petites longues- vues % plusieurs tirages que l'on 

 trouve couramment partout et qui ont, ouvertes, de 30 à 50 centim. de 

 longueur. Il suffit de dévisser le dernier ou les deux derniers tirages et de 

 les glisser dans le tube du microscope, en ayant soin que la lentille la plus 

 rapprochée de l'objectif en reste à une distance de 5 à 6 centim, au moins, 

 distance minimum nécessaire à la formation de l'image au-dessus de 

 l'objectif. 



Eclairage des corps opaques. — Les différents appareils pour l'éclairage 

 des corps opaques sous le microscope sont généralement peu employés, tant 

 sans doute à cause de leur prix assez élevé aue du petit nombre de cas où 

 leurs effets conduisent à des résultats réellement plus scientifiques que 

 pittoresques. Les simples indications que je veux donner ici n'ont trait 

 qu'à l'éclairage de petits objets étudiés avec un grossissement ne dépassant 

 guère une quarantaine dediamèti-es et compris, le plus souvent, entre quinze 

 et trente. Tous ceux qui ont eu l'occasion de travailler sous le microscof)e 

 composé muni de ces grossissements et en employant avec la lentille dite : 

 pour Véclairagc des corps opaques, soit la lumière du jour, soit celle de la 

 lampe, auront certainement été frappés autant de la luminosité de la partie 

 de l objet recevant directement les rayons lumineux, que de l'obscurité 

 complète dans laquelle restent les points qui ne sont pas dans la direction 

 de ces rayons. Pour certaines études telles que celles des détails de la 

 bouche de petits mollusques, des ornements de certains tests, etc., cet incon- 

 vénient devient souvent capital. Voici comment on peut y remédier, en 

 construisant soi-même à peu de frais un excellent réflecteur. 



Tracez sur le papier une circonférence dont le diamètre soit le tiers ou la 

 moitié du diamètre de la platine de votre microscope : inscrivez un hexa- 

 gone dans cette circonférence (le côté étant, comme l'on sait, égal au rayon) : 

 pliez ensuite une lame métallique, tôle mince ou fer-blanc, etc., de 15 à 

 20 de largeur, de manière à former trois petits panneaux faisant entre 

 eux le même angle que trois côtés de votre hexagone : découpez au diamant 

 dans un de ces petits miroirs ^ue l'on trouve dans tous les bazars, trois 

 panneaux rectangulaires de même dimension et collez-les avec un peu de 

 cire ou de gutta-percha sur les trois faces correspondantes de votre lame, du 

 côté de sa concavité bien entendu. Si vous portez ensuite votre petit réflec- 

 teur à trois faces sur la platine en ayant soin que le centre de l'hexagone 

 tombe sensiblement au centre du champ où est placé l'objet à étudier et si 

 vous dirigez convenablement la source de lumière vers les miroirs, vous 

 serez étonné de l'éclairage qu'en recevront les parties précédemment 

 obscures de l'objet. L'étude ou le dessin en sont ainsi grandement facilités. 



Porte-objets économiques. — Les micrographes qui, à un titre quelconque 

 font de la photographie et ce doit être certainement le plus grand nombre, 

 ont toujours un stocK de vieilles plaques difficiles à utiliser. Un des meilleurs 

 emplois que l'on puisse en faire, consiste à y tailler des porte-objets pour 

 les études micrographiques. Leur verre bien plane, présentant relativement 

 peu de défauts, tels que bulles, stries, etc., fournira des slides de bonne 

 qualité. 



