— 103 — 



déplace devant un cercle gradué, indique, en les amplifiant, les dépla- 

 cements du piston et sert à mesurer les flexions du barreau. 



Cet appareil, d'un maniement commode, a l'inconvénient de ne pas 

 mesurer les efforts exercés avec une grande précision, par suite des 

 variations qu'éprouve forcément la longueur du petit bras de levier et 

 des frottements qui se produisent sur l'axe et dans la douille du piston 

 lorsque ce dernier s'abaisse. 



De plus, il ne permet d'essayer que des barreaux de dimensions 

 trop faibles pour qu'il soit possible de rendre négligeables les causes 

 d'erreurs dues au^ défauts d'homogénéité du bois, et aux irrégularités 

 de débit et de préparation des échantillons soumis aux essais. Eu égard, 

 en effet, aux dimensions des fibres des bois et' à celles des défauts 

 apparents que présente leur structure, eu égard aussi à l'influence 

 que de légères variations dans les dimensions de leur section peut avoir 

 sur leur résistance, il est admis généralement que l'on ne doit pas 

 soumettre à des épreuves de résistance des barreaux dont la section 

 ait moins de k centimètres de côté; c'est sur des barreaux de cette 

 grosseur qu'ont été effectuées la plupart des mesures consignées dans 

 les traités scientifiques, et si l'on voulait employer à de nouvelles re- 

 cherches une machine du genre de celle qui vient d'être décrite, il 

 conviendrait tout au moins d'en augmenter les dimensions, de façon 

 à pouvoir l'appliquer aux essais de barreaux de li centimètres de côté 

 et de 1 mètre de longueur entre les points d'appui. 



Appareil de Nouméa. — La machine que j'ai employée en Nouvelle- 

 Calédonie opérait sur des barreaux de cette dernière dimension ; elle 

 agissait, de plus, par charge directe et permettait d'accroître graduelle- 

 ment et sans chocs l'effort exercé sur le barreau, surtout dans le 

 voisinage de la rupture. 



Cette machine est figurée sur la planche VIII; elle se compose d'un 

 chevalet AA dont les montants verticaux sont reliés, à leur partie supé- 

 rieure, par deux traverses horizontales BB formant moises et suffisam- 

 ment écartées pour laisser passer entre elles le barreau à essayer. 



Ce barreau repose sur les angles arrondis de deux prismes triangu- 

 laires en fer CC portés par les montants et distants exactement de 

 4 mètre. 



Il est engagé dans un étrier renversé qui s'appuie également sur lui 

 par un angle arrondi, et auquel se suspendent les poids destinés à opérer 

 ies efforts de flexion. Cet étrier ghsse d'ailleurs entre deux guides ver- 



