— 105 — 



en demi-millimètres qui, glissant librement entre deux guides verti- 

 caux, venait reposer directement sur l'étrier engagé au milieu du bar- 

 reau et, par suite de son poids, ^n suivait tous les mouvements. . 



Un fil métallique très-fin, tendu horizontalement devant cette 

 échelle, servait à apprécier ses déplacements ; il était fixé après deux 

 petits boutons SS, pouvant glisser à frottement dur dans deux rainures 

 verticales, ce qui permettait de le faire coïncider à la main avec le zéro 

 de l'échelle. On avait d'ailleurs la précaution d'amener cette coïnci- 

 dence avant chaque essai, afin de tenir compte des défauts de confec- 

 tion des barreaux, qui pouvaient n'être pas toujours parfaitement 

 dressés. 



Une fois la caisse suspendue au barreau, on lisait la flexion produite 

 par cette charge, et on introduisait un peu d'eau, de façon à amener 

 le poids total à 70 kilogrammes. On opérait alors à partir de ce poids, 

 en augmentant successivement la charge de 10 en 10 kilogrammes, 

 soit par l'addition de poids sur les planchettes, soit par une introduc- 

 tion d'eau dans la caisse, et l'on notait à chaque fois la flexion cor- 

 respondante. 



On avait soin, en même temps, de faire descendre graduellement la 

 vis placée sous l'appareil, de façon à maintenir constamment le croi- 

 sillon qui la surmonte à 2 ou 3 centimètres au plus au-dessous du 

 /ond de la caisse, ce qui permettait d'éviter la chute de l'appareil lors 

 de la rupture du barreau. 



Cette machine donnait aussi le moyen de décharger aisément le 

 barreau, lorsqu'il n'avait pas été poussé jusqu'à la rupture, et d'étudier 

 la façon dont il se comportait dans ces conditions ; on pouvait, en 

 effet, alléger graduellement la caisse en ouvrant le robinet inférieur T, et 

 observer ainsi les flexions correspondant à des charges décroissantes. 

 Ce même robinet servait à vider la caisse à la fin de l'opération : l'eau 

 tombait dans une cuvette U, terminée par un conduit qui la dirigeait 

 dans une citerne placée sous le bâtiment. Une pompe aspirante et fou- 

 lante, la prenant dans cette citerne, pouvait la renvoyer dans le réser- 

 voir supérieur pour de nouvelles mesures. 



Cet appareil a servi pour les nombreux essais de barreaux effectués 

 à Nouméa et dont les résultats sont résumés plus loin. 11 s'est toujours 

 parfaitement comporté, il est d'un maniement commode, et donne une 

 grande précision ; c'est donc la disposition qu'il conviendrait de re- 

 produire, si l'on avait à construire une machine pour éprouver les 



