— 113 — 



L'appareil que nous avons employé et qui est un perfectionnement 

 de celui de M. Bonniceau, est représenté sur la planche IX. 



Il était placé dans l'angle formé par deux murs en pierres et se com- 

 posait d'une douille rectangulaire en tôle, encastrée et scellée dans l'un 

 des murs pour recevoir l'une des extrémités des barreaux, et de deux 

 équerres en fer, voisines et parallèles, scellées dans le mur perpendicu- 

 laire et supportant les extrémités en forme de tourillons d'une pièce en 

 bronze, percée, suivant son axe , d'un trou de h centimètres de côté. 

 Cette pièce que le barreau pouvait traverser à frottement doux présentait 

 extérieurement dans sa partie moyenne une partie également quadran- 

 gulaire, destinée à s'engager dans la mortaise de même forme d'un disque 

 en bois, de 50 centimètres de rayon, engagé entre les deux supports. 



Une gorge était creusée sur la tranche de ce disque ; une corde, fixée 

 àl'aide d'un nœud et d'une ferrure spéciale en un point de cette gorge, 

 pendait à droite et à gauche, supportant d'un côté un plateau destiné 

 à recevoir des poids, et de l'autre une masse destinée à faire équilibre 

 au plateau vide. 



La face extérieure du disque portait sur la circonférence une division 

 en degrés sexagésimaux, et une aiguille en fer, fixée après l'équerre, 

 servait de repère pour mesurer l'amplitude de la rotation. 



Grâce à ces dispositions, lorsque l'on voulait étudier la torsion d'un 

 échantillon de bois déterminé, on n'avait qu'à introduire un barreau de 

 ce bois, de 4 centimètres d'équarrissage et de 1™20 environ de lon- 

 gueur, dans l'ouverture carrée du coussinet en bronze en le poussant 

 jusqu'à ce que son extrémité vînt s'encastrer dans le logement ménagé 

 dans le mur. 



On exerçait alors, avec la main, une légère pression sur le plateau 

 pour déterminer le contact des faces du barreau et des faces d'appui 

 de l'appareil, et dans cette position, on amenait exactement au zéro la 

 pointe de l'aiguille, opération que permettait le mode de fixation de 

 cette aiguille, montée à frottement dur sur son axe comme une branche 

 , de compas. 



Cela fait, l'appareil était prêt à fonctionner ; en ajoutant dans le pla- 

 I teau des poids successifs, on lisait à chaque fois, en regard de l'aiguille, 

 l'angle de torsion correspondant, et Fon pouvait continuer ainsi jusqu'à 

 B la rupture. Celle-ci n'exigeait pas habituellement une charge de plus 

 ' de 50 kilogrammes. 



Lors de la rupture, le disque tournait rapidement jusqu'à ce que le 



BOIS DE LA N.'G. 8 



