°232 Ci. ItONNIIitt ÉT !.. MAffGIN. 



5e robinet autour de son axe pour neutraliser les traces de 

 potasse qui pourraient restera la surface du robinet. En né- 

 gligeant cette précaution, on s'expose à lire des volumes ini- 

 tiaux trop petits. 



4° Causes d'erreurs dues à la présence d'acide pyrogallique. 

 — Le lavage à l'acide neutralise la potasse et suspend l'action 

 absorbante de l'acide pyrogallique. Pour enlever les dernières* 

 traces de ce réactif, il faudrait un lavage prolongé à l'eau pure 

 ou faiblement acidulée. Si ce lavage est incomplet, on commet 

 une erreur dans le volume d'acide carbonique absorbé, parce 

 que les traces d'acide pyrogallique qui restent, au contact de 

 la potasse qu'on introduit après la lecture du volume initial, 

 absorbent une petite quantité d'oxygène qui est comptée 

 comme acide carbonique. Dans ces conditions on mesure un 

 volume d'acide carbonique trop fort, et un volume d'oxygène 

 trop faible. 



Voici un exemple qui montre les erreurs que l'on peut com- 

 mettre: 



Onintroduit une masse d'air, dépouilléed'acide carbonique, 

 après avoir fait une analyse qui a laissé, môme après deux 

 lavages, des traces d'acide pyrogallique. 



Le volume initial est. . . , 715,5 



Après l'action de la potasse 712,5 



Après l'action du pyrogallate de potasse.. . 565,5 



On trouve donc dans l'air analysé : 



Acide carbonique 3,0 



Oxygène 1 -45,0 



Azote 565,5 



On commet donc une erreur de ^ sur l'évaluation du 



no, 5 



volume d'oxygène qui est compté comme acide carbonique. 



Pour éviter cette cause d'erreur, on peut, au lieu de répéter 

 les lavages à l'eau acidulée, faire à part les analyses d'acide 

 carbonique et les analyses d'oxygène. On fait successivement 

 les analyses d'acide carbonique, puis on fait ensuite les ana- 

 lyses d'acide pyrogallique. On peut abréger la durée des 



