— 358 — 



avertir; aussi son inventeur Ta-t-il appelé, avec beaucoup de sens, 

 thermomètre avertisseur. 



Cet instrument est un thermomètre à alcool, recourbé en forme 

 d'U. Une colonne de mercure remplit la partie cintrée de l'ap- 

 pareil. Sous l'action des variations de la température, la liqueur 

 alcoolique, contenue dans le réservoir, augmentant ou diminuant de 

 volume, déplace dans un sens ou dans l'autre, la colonne de mercure 

 dont les extrémités viendront, dans certains cas prévus, immerger l'un 

 ou l'autre desfîls de platine ajustés dans les branches du thermomètre, 

 de telle sorte que le contact du mercure (qui est un véritable trait 

 d'union) à l'un des fils de platine se produira sous une température 

 prévue. Chacun des deux fils est en communication avec l'un des pôles 

 d'une pile. Le mercure contenu dans la partie cintrée de l'appareil est, 

 au moyen d'un 3^ fi.1, en communication constante avec l'autre pôle de 

 la pile. 



Quand, sous l'action des variations de température, le mercure 

 montant dans l'une des branches du tube viendra immerger le bout 

 inférieur de l'un des fils, les deux pôles se trouveront en contact, la 

 sonnerie sera mise en mouvement, pour ne s'arrêter qu'après la cessa- 

 tion du contact. Cette sonnerie peut être placée à une distance quel- 

 conque de l'appareil, pourvu qu'elle j soit reliée par deux fils; on 

 sera ainsi averti que les températures prévues sont atteintes. Le fil 

 de platine qui indique le minimum ne peut être changé à volonté ; il a 

 dù être fixé d'avance par le constructeur; le maximum, au contraire, 

 est variable à volonté. 



Au dépôt de l'Avenue de Wagram, 12 appareils sont installés dans des 

 silos de 7 mètres de profondeur contenant chacun 200 tonnes de grains, 

 avoines, orges, féveroles, maïs ; ils j fonctionnent depuis 18 mois avec 

 une précision qui ne s'est jamais démentie. 



Or, dans de telles conditions d'agglomération, les fermentations sont 

 fréquentes ; si elles se prolongeaient, elles détermineraient l'avarie, la 

 perte même des produits emmagasinés, quelquefois pourraient aussi 

 causer des incendies. 



Il est donc important de connaîti^e les perturbations qui peuvent se 

 produire dans des milieux où il est impossible de pénétrer : là, l'appa- 

 reil Eon est un avertisseur certain. Au moment de notre visite, le chef 

 du dépôt qui nous a reçus, conduits et renseignés avec la plus exquise 



