— 359 - 



bienveillance, faisait vider deux silos pleins de maïs, qui commençaient 

 à fermenter; il avait été averti en temps utile, parce que, cette fermen- 

 tation commençant à 20°, le thermomètre placé dans la masse, avait 

 été préalablement réglé à cette température ; le contact s'étant pro- 

 duit, la sonnerie correspondant aux deux thermomètres placés dans le 

 silo s'est mise en mouvement et avait prévenu que la fermentation 

 commençait, qu'il fallait aviser. 



Nous avons pu constater au toucher et à l'odorat que les pronostics 

 du thermomètre étaient rigoureusement exacts. Le chef du dépôt recon- 

 naît que ces appareils lui sont de la plus grande utilité, qu'ils rendent 

 à la compagnie les plus réels services. 



Les lieux où les appareils Eon ont leur place marquée, sont nombreux. 

 Ils peuvent prévenir les incendies, assurer le succès d'opérations qui 

 nécessitent une grande régularité de température ; si les serres, les 

 magnaneries de quelque importance en étaient pourvues, on éviterait 

 bien des pertes que causent des abaissements subits de tempéra- 

 ture résultant du bris d'une vitre, de la négligence d'un chauffeur, 

 de l'extinction d'un feu. 



Dans l'introduction du fil de platine à travers le verre il y a une 

 très grande difiiculté vaincue qui prouve un habile praticien. Enfin 

 M. Eon a trouvé le moyen d'empêcher le mercure de s'oxyder et par 

 suite de se diviser en globules ; il en résulte que ses instruments sont 

 toujours parfaitement réglés, prêts à fonctionner. 



L'appareil Eon, avec tous ses accessoires, ne coûte que 65 francs ; 

 il est donc abordable à toutes les bourses. 



Pour ces motifs, votre Commission vous aurait proposé le renvoi de 

 ce rapport à la Commission des récompenses ; mais cet appareil 

 ayant été récompensé par le Jury de la dernière Exposition, nous nous 

 bornons à demander l'insertion du dit rapport dans le Journal de la 

 Société. 



