Viel störender war der Einflnfs von Luftbläschen , wenn 

 sie in solcher Grölse und Zahl auftraten , dafs sie während 

 der Compression nicht mehr von der Lösung aufgenommen 

 werden konnten. In diesem Falle mufste, da sich die gas- 

 förmigen Körper stärker zusammendrücken lassen wie die 

 flüssigen, die dem Versuch unterworfene Flüssigkeit compres- 

 sibler erscheinen , als sie in Wirklichkeit war. Um durch 

 diese Fehlerquelle nicht allzu sehr belästigt zu werden, habe 

 ich stark mit Luft gesättigte Lösungen, bevor sie zur Unter- 

 suchung kamen, durch Erwärmen theilweise von den absor- 

 birten Gasen befreit. Aufserdem wurden beim Füllen des 

 Piezometers alle an den Wänden sitzenden Luftbläschen 

 möglichst sorgfältig entfernt und, erst nachdem dieses ge- 

 schehen, die Birne mit der Capillare geschlossen. Von dem 

 Vorhandensein resp. Nichtvorhandensein kleiner Gasbläschen 

 konnte man sich leicht durch einen Versuch mit geringerem 

 Druck überzeugen. Da nämlich die gasförmigen Körper an- 

 fänglich viel leichter zusammendrückbar sind, so mufste der- 

 selbe, wenn Luft im Spiele war, eine gröfsere Compressibili- 

 tät als die übrigen Versuche ergeben. Eine gute Controle 

 in dieser Hinsicht bot auch die genaue Besichtigung des Piezo- 

 meters vor und nach einer jeden Versuchsreihe. 



Während sich alle bisher erwähnten Fehler fast vollstän- 

 dig von den Versuchen fern halten liefsen, so war dieses 

 nicht in derselben Weise bei demjenigen möglich, welcher 

 jetzt zur Besprechung kommen soll. Die Flüssigkeiten in 

 den Piezometern sperrte ich, um den mit einem Quecksilber- 

 abschlufs verbundenen, schwer controlirbaren Fehlern zu ent- 

 gehen, gegen das äufsere Wasser durch Luft ab. Dieses geschah 

 mit Hülfe der oben beschriebenen Gabel. Wie aus Fig. IL 

 zu ersehen ist, hing der weitere Theil derselben mit der Oeff- 

 nung nach unten, so dafs das ganze Glasstück mit Luft gefüllt 

 bleiben mufste, wenn das Gestell mit den Piezometern in den 

 Compressionscylinder eingesenkt wurde. Beim Comprimiren 

 würde der auf die Aufsen- und Innenwand der Piezometer 

 wirkende Druck immer um gleichviel vergröfsert worden 

 sein, wenn das Wasser in der Gabel durch die Compression 



