— 212 — 



Wendung der sogenannten Gährungsröhrchen, wie sie bei 

 dem qualitativen Zuckernachweis mittels Hefe schon lange 

 Verwendung finden. Auch eine annähernde quantitative 

 Bestimmung der Gasbildung ist mit diesen Röhrchen 

 möglich, wenn sie graduirt sind, am genauesten wohl mit 

 der Modification, wie sie Fiebig*) für den quantitativen 

 Zuckernachweis vorgeschlagen hat. 



Will man jedoch aus einer bestimmten Menge Magen- 

 inhalt ausserhalb des Körpers genau die gebildete Gas- 

 menge quantitativ bestimmen, so verwendet man mit 

 Vortheil folgenden Apparat, der bequem im Brutschrank 

 untergebracht werden kann. 



Ein Glas von der Form eines gewöhnlichen Arznei- 

 glases , von genau 100 ccm Inhalt, trägt einen einge- 

 schliffenen hohlen Stopfen, dessen Höhlung sich zuerst in 

 eine kugelförmige Erweiterung und dann in eine gebogene 

 Gasröhre fortsetzt, welche durch einen Gummischlauch 

 mit Glasspitze unter "Wasser oder Quecksilber geleitet ist. 

 Dort wird mittels einer kurzen Eudiometerröhre das durch 

 die Glasspitze austretende Gas aufgefangen und gemessen. 

 Da bei der intensiven Gährung, wie sie oft vorhanden ist, 

 mit den aufsteigenden Gasblasen gern Speisereste mit- 

 gerissen werden, welche die Erweiterung auch übersteigen 

 und das Glasrohr verstopfen, wird in den hohlen Glas- 

 pfropfen etwas Glaswolle als Filter eingefügt. Die dann 

 noch aufsteigende helle Flüssigkeit findet in der Hohl- 

 kugel ausgiebig Raum und hindert das übertretende Gas 

 nicht. 



Mit Hülfe dieses einfachen Apparates ist es möglich, 

 genaue quantitative Untersuchungen über die Gasmenge, 

 welche 100 ccm frisch entnommenen Inhaltes in der Zeit- 

 einheit liefern, zu machen, namentlich auch genauere 

 Untersuchungen über die Einwirkung verschiedener Er- 

 nährungsweise und verschiedener Arzneimittel auf die 

 Gährfähigkeit eines Mageninhaltes. 



*) Vergl. Fiebig's Köibchen meiner früheren Arbeit. 



