— 178 — 



derstande r , zu welchem ein zweiter w parallel geschaltet 

 ist, einem Rheostaten K , dem Unterbrecher D und einem 

 constanten Elemente E. Der secundäre Stromkreis besteht 

 aus der inducirten Spule B , dem Rheostaten Kj^ Unter- 

 brecher D l Galvanometer G und einem Widerstande r = r . 

 Bezeichnen wir den gesammten Widerstand des secundären 

 Kreises mit w -f- r, so muss das w des primären Kreises 

 gleich dem eben genannten w*) sein. 



Wird durch den Unterbrecher D der primäre Strom i 

 in der Secunde nMal geschlossen und unterbrochen, und 

 wird durch Regulirung des Unterbrechers T> 1 im secundären 

 Kreise dafür gesorgt, dass entweder nur die Schliessungs- 

 oder nur die OefFnungs-Inductionsströme das Galvanometer 

 durchfliessen, so wird dessen Magnetsystem bei genügend 

 grosser Schwingungsdauer eine constante Ablenkung a L 

 zeigen und es besteht die Beziehung 



n . n . i . V T 



G . tg a, = — , I 



ö 1 r + w 



G Galvanometerconstante, V Potential der Inductionsrollen 

 auf einander. Wird andererseits nun der primäre Strom- 

 kreis bei p und q von dem Widerstande r losgelöst 

 und werden die Drahtleitungen p und q bei p und q 

 an die Enden des Widerstandes r angeschlossen, so dass 

 also r an die Stelle von r und der übrige Widerstand 

 des secund. Kreises w an die Stelle von w getreten ist, 

 werden endlich die Unterbrecher D und D angehalten 

 und dauernd geschlossen, so fliesst durch das Galvano- 

 meter ein constanter Strom, für dessen Ablenkung a, die 

 Beziehung besteht : 



Gtga, = IL 

 & - r + w 



Aus I und II folgt : 



r = n . V . ^ IIL 



tg a i 



*) Wie aus dem Folgenden leicht zu ersehen, muss nicht noth- 



1*0 +w 



wendig r = r und w — w sein. Es genügt, wenn °^ ^ bis auf 

 r . w 



7 2 % etwa gieich ist r + w ■ 



