— 182 — 



~~ 2 ic b L 2 — 1~ \ 2 2 L 2 



V = 4 tu 2 R 2 k b (1 - T ) 

 ^_ 1 f ! _ 1 P 2 + R 2 



+ 



..... V 



10 p 4 + 3 p 2 R 2 + R 4 

 2 4 L 4 



35 p 6 + 6 p 4 R 2 + 6 p 2 R 4 + R 6 



Ya 



2 6 L 6 



Der Werth der vernaclilässigten Glieder ist bei den 

 später mitzutheilenden Dimensionen der benutzten Apparate 

 kleiner als 7 . 10 — 6 . Die Berechnung des V nach der früher 

 mitgetheilten Formel *) giebt in allen Fällen bis auf 1 . 10 -5 

 dieselben Resultate. 



Alle Längenmessungen sind bezogen auf das Normal- 

 meter des hiesigen physikalischen Institutes, das mit dem 

 der Normal-Aichungs-Commission verglichen war. 



Zu den Zeitmessungen wurde bei den Beobachtungen 

 im Jahre 1891 ein Marinechronometer, von Bröcking in 

 Hamburg geliehen , benutzt , bei den Beobachtungen in 

 den folgenden Jahren ein von Schlesicky in Frank- 

 furt a. M. geliefertes Taschenchronometer, dessen Gang 

 sich vorzüglich gehalten hat, wie vielfach ausgeführte 

 Zeitbestimmungen ergeben haben. 



Es war ursprünglich meine Absicht, das für die frü- 

 heren Messungen auf eine Holzwalze gewickelte Solenoid 

 wieder zu benutzen. Dasselbe war, in eine Kiste einge- 

 schlossen , stets in einem nicht geheizten Räume ohne 

 Fenster aufbewahrt. Ich war nicht wenig erstaunt, als 

 ich das Solenoid hervorholte, zu finden, dass alle Win- 

 dungen so lose waren, dass man sie mit der Hand hin- 

 und herschieben konnte. 



Also diese Holzwalze, welche im Jahre 1868 zusam- 

 mengeleimt und abgedreht, im Jahre 1884 neu abgeschliffen 

 und bewickelt war, war in den sechs Jahren bis 1890 

 trotz vorsichtiger Aufbewahrung doch noch merklich 



3) Die Gruiidmaasse. 



4) Das Solenoid. 



*) 1. c. p. 551. 



