- 183 — 



zusammengeschrumpft. Den Versuch mit einer Holzwalze 

 zu wiederholen , erschien deshalb nicht rathsam. Da ich 

 schon früher vergeblich versucht hatte, eisenfreien Marmor 

 in grösseren Blöcken zu erhalten, so blieb nichts übrig, 

 als ein Solenoid auf Glas zu wickeln. 



Nach vielen Umfragen und manchen vergeblichen 

 Versuchen gelang es mir, durch das freundliche Entgegen- 

 kommen der Actiengesellschaft für Glasindustrie in Dresden 

 zwei Glasröhren von je 110 cm Länge, c. 24 cm äusserem 

 Durchmesser und c. 1 cm Wandstärke zu erhalten , die 

 ganz schwach diamagnetisch waren. Die Röhren waren 

 natürlich weder genau rund noch überall gleich dick. 

 Dem Diener des Institutes gelang es, mit freundlicher 

 Unterstützung des Mechanikers Schmidt, und unter mei- 

 ner steten Controle, in monatelanger Arbeit, einen der 

 Cylinder auf der Drehbank ganz vorzüglich zu schleifen. 



Um den Radius zu bestimmen, verwendete ich ein 

 Stahlband von nur 0,004 cm Dicke. Demselben war die 

 Form gegeben , wie ich sie früher bei den zur Messung 

 benutzten Papierstreifen gebraucht habe. DC (Fig. 3) war 

 2,8 cm breit. AB um etwa 1 cm kürzer als der zu mes- 

 sende Umfang der Glaswalze. EF war 1,2 cm breit und 



Fig.3. 



D AH B 



G 



konnte durch die Oeffnung hei A gezogen werden. BE 

 war mit einer Millimetertheilung versehen. Dicht hinter 

 A waren 10 Striche gezogen mit einem Anstände von 

 0,9 mm von einander. Wurde das Band um die zu mes- 

 sende Walze gelegt, BE durch die Oeffnung bei A ge- 

 steckt, fest angezogen und auf die Theilung AH gelegt, 

 so konnte Letztere als Nonius benatzt werden. Um die 

 Entfernung des ersten Theilstriches bei A von dem auf 

 der Theilung BE benutzten Theilstriche unter möglichst 



