— 184 — 



denselben Verhältnissen zu bestimmen , unter denen das 

 Band bei der Umfassungsmessung benutzt war, wurde das 

 Stahlband auf einen Glasstreifen gelegt, das Ende DC 

 festgeklemmt und eine an EF befestigte Schnur über eine 

 Rolle geführt und mit 'Gewichten belastet , der Abstand 

 der in Frage kommenden Theilstriche dann mit dem Com- 

 parator gemessen. Bei einer Belastung mit 4 kgr ergab 

 sich bis auf 0,01 mm derselbe Werth wie bei 2 kgr Be- 

 lastung. Der Umfang des Glascylinders wurde an 22 

 gleichmässig über die Länge vertheilten Stellen gemessen 

 und ergaben sich als Mittel aus 6 Messungen die Werthe : 



731 mm -f- 



0,780 0,742 0,738 0,723 0,732 0,725 0,722 

 0,722 0,723 0,740 0,743 0,753 0,747 0,752 0,732 

 0,770 0,715 0,697 0,713 0,745 0,723 0,720 

 Mittel 73,1734 cm. 

 Für den Radius der Glaswalze ergiebt sich mithin 



E o = 2 J 1t -V 2 3 

 wo ö die Dicke des Stahlbandes gleich 0.004 cm 

 R = 11,6439 cm. 



Um eine Controle für diese Messungen zu haben, 

 wurde über die mit ihrer Axe horizontal gelegte Glaswalze 

 ein Draht von 0,005 cm Dicke gehängt , dessen Enden 

 Gewichte trugen, welche in Oelgefässe eintauchten. Um 

 sicher zu sein, dass die Ebene des Drahtes senkrecht war 

 zur Walzenaxe , waren auf der Walze in gleichmässigen 

 Abständen mit spitzem Bleistift auf der Drehbank 

 30 Kreise gezogen und wurde sorgfältig darauf geachtet, 

 dass der Draht immer auf einen solchen Kreis zu liegen 

 kam. Der Abstand der frei herabhängenden Drahtenden 

 wurde mit dem Kathetometer gemessen, dann die Walze 

 um 90° gedreht und an denselben Stellen die Messung 

 wiederholt. 



Das Resultat war 



R = 11.6435 cm 



