— 195 — 



Aluminiumdrahte befestigt, und an einem sehr dünne» 

 Quarzfaden aufgehängt. Ausser den Drahtwindungon und 

 den Magneten mit ihrem Aluminiumbügel war an dem 

 Galvanometer kein Metall, sondern Alles aus Holz und 

 Glas gefertigt. Die Dämpfung der Nadeln war nur sehr 

 gering, die Ablenkungen wurden durch Beobachtung von 

 Umkehrpunkten des Schwingungen von 30 bis 40 Scalen- 

 theilen ausführenden Magnetsystems bestimmt. Die Schwin- 

 gungsdauer betrug 16,3 See, der Widerstand ca. 40 Ohm. 

 Der Selbstinductionscoefficient wurde nach einer bei anderer 

 Gelegenheit zu beschreibenden Anordnung experimentell 

 bestimmt zu 0,8135 . 10 8 . 



Eine Reihe von Versuchen wurde angestellt mit einem 

 Siemens'schen Galvanometer (G II) mit astatischen Glocken- 

 magneten, von denen der eine in eine Kupferhülse ein- 

 geschlossen war, wodurch das System sehr nahe aperiodisch 

 gedämpft wurde. Aufgehängt war das System an einem 

 Quarzfaden. Die Schwingungsdauer mit Dämpfung betrug 

 17,8 See, der Widerstand ca. 120 Ohm, der Selbstinduc- 

 tionscoefficient 3,073 . 10 8 . 



Endlich wurden einige wenige Versuche ausgeführt 

 mit einem Galvanometer (Gill), das wie Gl Meissner- 

 Meyerstein'scher Construction war, aber bedeutend grössere 

 Dimensionen hatte. Die Magnete hatten 10 cm Länge, 

 1,1 cm Durchmesser und waren an Coconfäden aufgehängt. 

 Die Schwingungsdauer betrug 17,5 See, der Widerstand 

 ca. 55 Ohm, der Selbstinductionscoefficient 1,609 . 10 8 . 



Der Scalenabstand betrug bei allen Versuchen min- 

 destens 400 cm. Die Scala war eine 140 cm lange Milch- 

 glasscala von Hartmann & Braun, deren sehr geringe 

 Theilungsfehler bestimmt waren. 



Bei allen Galvanometern wurde wiederholt constatirt, 

 dass sie keinen Ausschlag gaben, wenn Schliessungs- und 

 Oeffnungsströme gleichzeitig durch das Galvanometer hin- 

 durchgingen , auch dann nicht , wenn das Magnetsystem 

 durch einen in die Nähe gebrachten Magneten um 4 — 5° 

 aus der Ruhelage abgelenkt war. 



13* 



