— 218 — 



stände aus Rücksicht auf die Empfindlichkeit nicht ein- 

 schalten, so wird man zum mindesten sich so einrichten 

 können, dass der durch das Galvanometer gehende Strom 

 vernachlässigt werden kann und 



W + ( w i + w 4 )(w 2 + w 3 ) 



W l + W 2 + W 3 + W 4 



wird. J 1 geht dann wieder aus J hervor, indem w 1 -{- 5 

 an die Stelle von w t tritt. In das Verhältniss von J x /J 

 geht nun allerdings der Widerstand des Elementes mit 

 Zuleitung W ein , doch ist zu beachten , dass J 1 /J sich 

 darstellen lässt unter der Form 1 + x, wo % nur wenige 

 Tausendtel beträgt und deshalb nur auf ein Paar Procent 

 genau bekannt zu sein braucht. Man wird deshalb ent- 

 weder W gegenüber 



W, + W 4 ) (W, jh W3) 

 W l + W 2 + W 3 + W 4 



vernachlässigen können oder zu dem Elemente einen 

 Widerstand hinzuschalten, gegen welchen der des Elemen- 

 tes nur klein ist. Auf alle Fälle würde eine schätzungs- 

 weise Angabe des Elementenwiderstandes genügen. 



Ich habe mit dieser Anordnung eine grössere Anzahl 

 von Selbstinductionscoefflcienten bestimmt und will die 

 Versuchsanordnung genauer an einem Beispiele auseinan- 

 der setzen. Die zu untersuchende Spule war dieselbe, 

 welche bei der Ohmbestimmung als secundäre Rolle viel- 

 fach benutzt war und dort mit Pi,2 bezeichnet ist. Diese 

 Spule und ein Rheostat bildeten den Zweig I der Wheat- 

 stone' sehen Brücke , die Zweige III und IV enthielten je 

 einen Rheostaten, in welchen 1 bis 500, in Summe je 

 1000 Einheiten, gezogen waren. Damit die Brücke strom- 

 los war, mussten in dem Rheostaten in Zweig II gezogen 

 werden : 100, 100, 5, 2, 0,5 und 20 , zu welch letztem 

 887 Einheiten parallel geschaltet waren. Als Galvano- 

 meter diente das in der Ohmbestimmung mit G I bezeich- 

 nete Instrument, dessen Widerstand 40 Ohm beträgt. 

 Als Stromquelle wurden drei parallel geschaltete grosse 



