162 



Dr. H. Joachim. 



Prismen in der Weise gebrochen wurden, dass die Okulare 

 im Augenabstande nebeneinander lagen (Fig. 4), wurde 

 die Möglichkeit geschaffen, das Einvisieren der beiden 

 Fernrohre durch einen einzigen Beobachter vorzu- 

 nehmen. 



Beide Fernrohre enthielten eine Strichmarke, die beide 

 auf den Zielpunkt einzustellen waren. Die Entfernung 

 wurde alsdann mit Hülfe der Mikrometerschraube, welche 

 die Bewegung der einen Strichmarke hervorrief, ermöglicht. 

 Das Instrument ist im Prinzip identisch mit dem soge- 

 nannten stereoskopischen Entfernungsmesser 

 mit Wandermarke. 



Infolge der Schwierigkeiten, die die stereoskopische 

 Wahrnehmung bietet und die so ausgesprochen sind, dass 

 nur ein geringer Prozentsatz aller Menschen stereoskopische 

 Eindrücke aufzunehmen vermag, ist der sehr naheliegende 



Fig. 4 Entfernungsmesser System 1886. 



Schritt; ' von [diesem Instrument zu dem späteren Modell 

 der stereoskopischen Entfernungsmesser von der Firma 

 Hahn s. Zt. nicht getan worden. Vielmehr führen ihre 

 weiteren Konstruktionen von hier aus zu dem mono- 

 kularen Entfernungsmesser. 



Der erste weitere Schritt bestand darin, dass die im 

 Augenabstand nebeneinander liegenden Okulare näher 

 zusammengelegt und schliesslich die beiden Okularprismen 

 in ein und demselben Okular vereinigt wurden. Das Prinzip 

 dieses Instrumentes ist neuerdings in dem BECK'schen 

 Entfernungsmesser wieder aufgetreten. 



