über optische Entfernungsmesser. 



163 



Instrumente dieser Art wurden Anfang der 90 er Jahre 

 konstruiert. Die sämtlichen optischen Teile wurden dann 

 weiter in ein einziges quer zur Visierrichtung liegendes 

 Rohr verlegt, wodurch das Instrument die charakteristische 

 Form des sogenannten Quer fernroh res erhielt, die es 

 noch heute aufweist. Eine weitere Verbesserung bestand 

 darin, dass die vor dem Okular liegenden Ablenkungs- 

 prismen ( pkularprismen) nicht mehr neben-, sondern über- 

 einander gelegt wurden. Dieses optische System ist noch 

 heute für alle monokularen Basis-Entfernungs- 

 messer (Koinzidenz-Entfernungsmesser) charakteristisch : 

 Zweiteiliges, durch die Trennungslinie geteiltes Gesichts- 

 feld, dessen unteres Bild von dem rechten, dessen oberes 

 von dem linken Fernrohr herrührt. 



Die Wirkungsweise eines solchen Coinzidenz- 

 Entfernungsmessers beruht auf folgendem: Sind die 

 optischen Achsen der beiden Fernrohr Systeme parallel ge- 

 stellt, so liefern sie von einem in unendlicher Entfernung 

 liegenden Gegenstand ein über die Trennungslinie ver- 

 laufendes einheitliches Bild. Visiert man dagegen einen 

 Gegenstand in endlicher Entfernung an, so erscheint 

 sein Bild in der oberen Hälfte des Gesichtsfeldes, d. h. im 

 linken Fernrohr, gegenüber dem in der unteren nach rechts 

 verschoben (Fig. 5). 



I 



Fig. 5 Gesichtsfeld des Coincidenz-Entfernungsmessers. 



Die Erscheinung ist ganz analog derjenigen, welche 

 man erhält, wenn man abwechselnd mit dem rechten und 

 linken Auge hintereinander in verschiedenen Entfernungen 



11* 



