166 



Dr. H. Joachim. 



Die Messung geschieht in folgender Weise: Unter 

 Benutzung einer aus Kimme und Korn bestehenden 

 Visiervorrichtung, die sich oberhalb des Okulars befindet, 

 richtet man das Fernrohr durch Bewegung der Stell- 

 schrauben des Stativkopfes nach dem anzumessenden 

 Ziel. 



f ig. 8 Strahlengang im Entfernungsmesser. 



Mittelst des Okulars überzeugt man sich, dass der 

 betreffende Gegenstand im Gesichtsfeld des Entfernungs- 

 messers erscheint. Durch vorsichtige Drehung des Tele- 

 meters um den vertikalen Zapfen des Gestelles bringt man 

 den Gegenstand in die Mitte des Gesichtsfeldes, und durch 

 Kippen des Instrumentes um seine Längsachse bringt man 

 einen geeigneten Teil des Zieles auf die Mitte der 

 Trennungslinie. 



Ist als Ziel z. B. ein Kirchturm gewählt, so muss 

 derselbe nach dem Einvisieren im Gesichtsfeld die 



Coincidenz Invert 

 Fig. 9 und 10 Einstellen des Entfernungsmessers vor dem Messen. 



durch die Figuren 9 und 10 veranschaulichte Form 

 annehmen. 



