über optische Entfernungsmesser. 



167 



Um die Entfernung festzustellen, dreht man nun an 

 dem Messmechanismus des Instrumentes solange, bis sich 

 die Bilder zu einem Ganzen vereinigen bezw. sich decken. 

 (Fig. 11, 12). Die Entfernung wird alsdann an der Mess- 

 trommel abgelesen. 



Das Instrument kann übrigens auch so eingerichtet 

 sein, dass die Ableseskala im Innern liegt und entweder 

 im Okular des Entfernungsmessers selbst oder in einem 

 Hilfsokular erscheint. Für die Verfolgung schnell beweg- 

 licher Ziele ist diese Anordnung der sogenannten Innen- 

 ablesung empfehlenswert. 



Soll der Entfernungsmesser für das Anmessen von 

 Luftzielen Verwendung finden, so ist in vielen Fällen 

 die Verwendung einer schräg gerichteten Einblicksöffnung 

 des Okulars zweckmässig. 



Die Genauigkeit des Instrumentes richtet sich nach 

 der Länge der Basis, der Vergrösserung und der Einstell- 

 genauigkeit. Nach Untersuchungen von Helmholtz kann 

 man unter günstigen Verhältnissen die Einstellgenauigkeit 

 mit etwa 10 Sekunden annehmen. Bei zehnfacher Ver- 

 grösserung ist also der in Betracht kommende Einstell- 

 fehler gleich einer Sekunde. Dieser Winkelfehler ent- 

 spricht bei den verschiedenen Basislängen den in der 

 folgenden Tabelle enthaltenen Messfehlern. 



