168 



Dr. H. Joachim. 



Tabelle der Messfehler in m: 



Entfernungen 





Läng 



e d e r B 



a s i s 





m m 



AD. 



0,8 m 



1,0 m 



1,5 m 



6 m 



5 m 



400 



1,0 



0,8 



0,5 



_ 





700 



3,0 



2,4 



1,6 



0,8 



0,5 



1000 



6,0 



4,8 



3,2 



1,6 



1,0 



1500 



13,6 



10,9 



7,3 



3,6 



2,2 



2000 



24,2 



19,4 



12,9 



6,5 



3,9 



3000 



54,5 



43,6 



29,1 



14.5 



8,7 



4000 



96,9 



77,6 



51,8 



25,8 



15,5 



5000 



151,5 



121,2 



80,8 



40,4 



24,2 



10000 







323,2 



161,6 



97,0 



Um die Justierung des Instrumentes zu prüfen, 

 verwendet man besondere Hilfsapparate, Justierlatten und 

 dergl. Neuerdings werden die Instrumente auch mit Ein- 

 richtungen versehen, die eine Justierung ohne Hilfsapparate 

 gestatten (sogenannte Innenjustierung). 



Die Anforderungen, welche an die Genauigkeit des 

 Instrumentes gestellt werden, sind derartig hohe, dass nur 

 durch die vollkommensten Hilfsmittel, welche der modernen 

 Präzisionsmechanik und Optik zu Gebote stehen, die Lösung 

 der Entfernungsmesser-Frage erfolgen konnte. Bezüglich 

 der Optik braucht man nur daran zu erinnern, welche 

 Schwierigkeiten es macht, zwei Fernrohre, deren Gesichts- 

 feldbilder unmittelbar nebeneinander in demselben Okular 

 erscheinen, so vollkommen gleichartig bezüglich Ver- 

 grösserung, Bildschärfe usw. herzustellen, dass die beiden 

 Bilder als von einem einzigen Fernrohr entworfen er- 

 scheinen. 



