APTENDICIS. 245 

 le remplace et qui est plus précis. ( Voyez Pl. i ^ fig. 4. ) 

 On le nomme gonyo mètre. 



Soit ABC un demi-cercle divisé en degrés portant 

 deux règles mobiles ou alidades D F G , dont la pre- 

 mière est évidée de manière à former une coulisse, excepté 

 au point I ; ce qui donne à Talidade plus de solidité. 



Celte première règle est retenue en K et en c par de 

 petits pivots qui sont dépendans du demi-cercle gradué» 

 La seconde alidade F G est également évidée, mais seu- 

 lement dans sa portion Bc,ou elle est retenue par le 

 même pivot au-dessus de la règle évidée D E. Les pivots 

 c et K sont des vis reçuès dans des écrous, où elles peu- 

 vent se serrer et se lâcher facilement. 



Quand la vis K est lâchée , l'alidade DE peut se mou- 

 voir horizontalement dans le sens du diamètre , et entraî- 

 ner avec elle la règle F G. Mais celle-ci n'est mobile qu'au 

 point c , et par conséquent dans le centre du cercle au- 

 quel correspond le bord aminci de son prolongement c F, 

 qu'on nomme ligne de foL 



Pour se servir du gonyomètre, on le dispose de ma- 

 nière que les deux extrémités DF des alidades puissent 

 s'appliquer exactement contre les deux pian» du cristal 

 qui font angle. On serre alors la vis et la ligne de foi 

 donne la valeur de l'angle mesuré. , 



En terminant cet Appendice , nous traiterons ici de 

 l'estimation de la pqsanteur spécifique, comme nous 

 l'avons annoncé dans la note du paragraphe 56, où nousr 

 parlons des métaux en général. 



11 est reconnu que si Ton pèse d'abord dans l'air et en- 

 suite dans l'eau un corps plus pesant que ce liquide , le 

 corps perdra une partie de son poids égale à celle du 

 volume d'eau déplacé. Telle est l'observation qu'on croit 

 ^XQ.ir été faite pour la première fois par Archimèdeo 



