MOUVEMEiNT DE LA SÈVE ASCENDANTE. 163 



2" On doit pouvoir faire varier la pression à volonté, afin 

 d'intercaler une expérience à basse pression entre deux expé- 

 riences à pression plus forte et réciproquement, de sorte que 

 les expériences se contrôlent les unes les autres. 



La figure ci-contre reproduit fidèlement tous les organes 

 de l'appareil, mais j'ai été obligé de le représenter plus court 

 qu'il n'est en réalité. Sa hauteur to- 

 tale est de i'",45 , l'éprouvette A ne 

 mesurant que 12 centimètres de lon- 



gueur. 



La tige d'une plante élevée dans 

 une solution nourricière est mastiquée 

 dans le bouchon en caoutchouc a, qui 

 porte en outre un tube recourbé b ou- 

 vert aux deux bouts et effilé à son ex- 

 trémité libre. L'éprouvette A, destinée 

 à recevoir les racines de la plante, se 

 termine à sa base par un tube à ro- 

 binet d, sur lequel s'embranche le 

 tube horizontal c. Entre le tube c et 

 le tube à trois branches /, est intercalé 

 un tube en cristal d'un diamètre inté- 

 rieur beaucoup plus faible, ne dépas- 

 sant pas 1 raiHimètre. Ce petit tube, 

 qui est la partie principale de l'appareil, est parfaitement 

 calibré et appliqué horizontalement sur une échelle milli- 

 métrique. Il n'est pas jaugé, de sorte que les quantités d'air 

 absorbé ne sont que des quantités relatives, ce qui est pai- 

 faitement indifférent pour le sujet qui nous occupe. Tous les 

 joints, entre les tubes c, e et /, sont des soudures. La branche 

 inférieure du tube / porte un tube de caoutchouc de 9 centi- 

 mètres de longueur, fermé en bas par un bouchon de verre; 

 la branche supérieure communique par un robinet non repro-^ 

 duit sur le dessin et par un long tube en caoutchouc avec 

 l'allonge k, qui peut être accrochée à des hauteurs variables- 

 à des clous plantés d'avance à la face postérieure du bâti. 



