SUR LA PONCTION CHLOROPHYLLIENNE. iii 



rie, elle exigeait des conditions qu'il n'est pas facile de rencon- 

 trer en toute saison, comme par exemple une insolation con- 

 tinue de six à huit heures; toutes ces difficultés pourraient 

 peut-être faire comprendre pourquoi mes successeurs dans 

 ces recherches ont préféré chercher des chemins plus courts, 

 mais moins sûrs. 



Je suis heureux de pouvoir présenter aux physiologistes une 

 méthode nouvelle qui m'a rendu des services et qui répond à 

 toutes les exigences d'une méthode précise et en môme temps 

 facile. C'est une modification de la méthode des bulles de <^az, 

 rendue plus précise. Je suis arrivé à perfectionner cette mé- 

 thode en parvenant à mesurer et faire l'analyse complète des 

 bulles de gaz dont les dimensions ne dépassent pas la grosseur 

 d'une tête d'épingle. Un seul mot suffira pour faire com- 

 prendre comment j'arrive à ce résultat, qui semble au premier 

 abord surprenant. Mon eudiomètre se compose d'un tube 

 thermométrique; cette considération seule suffit pour faire 

 comprendre le degré de sensibilité dont la méthode est sus- 

 ceptible. En effet, la plus petite quantité de gaz que je suis 

 en état de mesurer avec facilité dans mon nouvel appareil 

 ne dépasse pas ,„^^^„^^ de centimètre cube ou, si on veut, la 

 cent millionième partie d'un gramme. La quantité de gaz 

 dégagé par une feuille de Potamogeton ou par une petite 

 branche d'Elodea dans l'intervalle de quinze secondes suffit 

 pour une analyse complète. 



Voici ce petit appareil, dont le jeu du reste est bien simple 

 (fig. 4). Un tube thermométrique, évasé en entonnoir à sa 

 partie inférieure, se recourbe deux fois et se termine en haut 

 par une partie évasée pareille à la première (fig. 4, 1), L'orifice 

 supérieur de l'appareil porte un tube en caoutchouc, bouché 

 par un petit bout de baguette de verre qui joue le rôle de 

 piston, pouvant aspirer et refouler l'eau qui remplit toutes les 

 parties de l'eudiomètre, de môme que la petite cuve sur les 

 bords de laquelle il repose. Le tube eudiométrique est attaché 

 à l'échelle gravée sur verre au moyen de deux petits freins en 

 métal (iig. 4, 1 et 11). Supposons qu'une bulle d'air, comme 



