14 



demselben aufgenommen wird. Die auf diese Weise polarisirlen Strahlen tref- 

 fen nun bei ihrem Austritte aus der zweiten Linse unter sich parallel auf ein Lin- 

 sensystem, das aus einer Biconvexlinse C von grösserer, und zwei Plancon- 

 vexlinsen D von kleinerer Brennweite zusammengesetzt ist, und eine Brenn- 

 weite von etwa 3 Millimeter hat, so dass die aus der letzten Planconvex- 

 Jinse austretenden Randstrahlen in E unter einem Winkel von 130 — 140® 

 sich durchkreuzen. Alle diese bisher besprochenen Theile befinden sich in 

 einem an der Säule des Instrumentes ' in fixer Stellung befestigten Rohre. 

 Eine zweite, mittelst Trieb und Zahnstange an jener Säule auf- und abzu- 

 schiebende Röhre, enthält ein dem zuletzt beschriebenen ganz gleiches System 

 von zwei Planconvexlinsen F von kurzer und einer Biconvexlinse von grös- 

 serer Brennweite G, welche zusammen eine Brennweite von 3 Millimeter ha- 

 ben, und in umgekehrter Ordnung, wie jene des erst beschriebenen Syste- 

 mes aufeinander folgen, so dass die zwei äussersten Planconvexlinsen der 

 beiden Systeme ihre ebenen Flächen einander zukehren. In einem Abstände 

 von 65 Millimeter von der obersten Biconvexlinse G, befindet sich wieder 

 eine Biconvexlinse H, von 100 Millimeter Brennweite. Ein als Analyseur dienendes 

 Nikolsches Prisma AN ist ausser Verbindung mit der beweglichen Röhre so 

 angebracht, dass man es bei unveränderter Stellung dieser letzteren, heben 

 und senken kann. Die Stellung desselben ist so zu wählen, dass es den gan- 

 zen Lichtkegel, der aus der obersten Linse des Apparates hervorkömmt, in 

 sich aufzunehmen vermag. Da die polarisirten Lichtstrahlen sich bei ihrem Aus- 

 tritte aus dem Linsensystem unter einem so grossen Winkel durchkreuzen, 

 wird es möglich selbst bei solchen zur optischen Mittellinie senkrecht ge- 

 schnittenen Krystallen, deren Axenwinkel 80 bis 90® beträgt, z. B. bei denen 

 des Seignettesalzes, das ganze Lemniscatensystem überblicken zu können, wie 

 der Versammlung durch mehrere interessante Beispiele gezeigt ward. An dem 

 beschriebenen Exemplare des Instrumentes, ist an der unteren feststehenden 

 Röhre ein in Grade getheilter Kreis angebracht, während das Linsensyslem 

 C D von kurzer Brennweite, welches zugleich den Träger für den Krystall 

 abgibt, um die Axe der Röhre drehbar, und zur Messung des Drehungswin- 

 kels mit einem auf dem Lirabus des getheilten Kreises spielenden Index ver- 

 sehen ist. Durch diese Einrichtung ist es ermöglicht, das Instrument als Stau- 

 roskop zu benützen, wie der Versammlung ebenfalls in einem Beispiele ge- 

 zeigt wurde. 



Hr. Krejčí berichtet über einen im Steinkohlenschieferthon bei 

 der Dibrimühle unweit Lisek gefundenen Amphipoden, der wohl 

 mit Gamphonychus fimbriatus Jord. identisch sein dürfte. Wegen 

 UnvoIIständigkeit des gefundenen Exemplares lässt sich diese Ueber- 

 einstimmung jedoch noch nicht mit völliger Gewissheit nachweisen. 



