18 



wenn die Erwärmung an cleni unteren Ende der Smilo erfolgt, während 

 V sie als sehr schlecliter Wärmeleiter erscheint^ wenn die Erwärmung von 

 ' dem oberen Ende ausgeht. 



Ich unternahm, um darüber ins Reine zu kommen, eine Reihe 

 von Widerstandsbestimmungen tropfbarer Flüssigkeiten, welche zwar noch 

 lange nicht abgeschlossen ist, indessen schon dermalen einige Ergebnisse 

 geliefert hat, deren Mittheilung von Interesse sein dürfte. 



Die untersuchten Flüssigkeiten waren : Schwefelsäurehydrat, Kupfer- 

 Vitriol- und Zinkvitriollösung und reines destillirtes Wasser. Es kam für 

 meine Zwecke vor allem darauf an, die Veränderungen möglichst genau 

 zu kennen, welche in dem Leitungswiderstande mit der Veränderung der 

 Concentration auftreten, da die bisher bekannt gewordenen Untersuchungen 

 in dieser Hinsicht unzureichend erschienen. 



Die Bestimmung der Widerstände geschah in bekannter Weise, nach 

 welcher man unabhängig von Polarisation entweder diejenige Länge der 

 flüssigen Säule sucht, welche einem bekannten und unveränderlichen 

 Leitiingswiderstande äquivalirt oder aber die Grösse eines eingeschalteten 

 Widerstandes so hinge abändert, bis dieselbe dem Widerstande einer 

 bestimmten und unveränderlichen Länge der Flüssigkeitssäule gleichkömmt. 



Für Schwefelsäure und destillirtes Wasser kamen platinirte Platin- 

 platten, auf deren Rückseite Glasplatten aufgekittet waren, derart in An- 

 wendung, dass der electrische Strom nur durch die einander zugewendeten 

 Flächen der Platinplatten geleitet wurde. Für die Kupfervitriollösungen 

 wendete man auf der Rückseite mit Siegellak überzogene Kupferplatten 

 und für Zinkvitriollösungen ebenso vorgerichtete, amalgamirte Zinkplatten 

 an. Als Widerstands-Einheit diente der Widerstand einer Säule von reinem 

 in einer zuvor calibrirten Glasröhre eingeschlossenem Quecksilber, deren 

 Länge genau 1 Meter, deren (mittlerer) Querschnitt =z 0.07599 Quadrat- 

 Millimeter betrug. 



Als Rheometer wurde ein Wiedemann'sches Spiegelgalvanometer ge- 

 braucht und das Fernrohr mit der Scale in solcher Entfernung aufgestellt, 

 dass ein Theilstrich der Scale einer Drehung des Spiegels von etwa 

 30 Secundeu entsprach. 



Da es sich aber namentlich beim destillirten Wasser um so enorme 

 Widerstände handelte, dass alle mir zur Disposition stehenden Widerstands- 

 rollen, selbst die langen und dünnen Drähte zweier Ruhmkorif' scher 

 Inductions-Electrisirmaschinen sich als ganz unzureichend erwiesen, über- 

 dies bei der hohen Empfindlichkeit des angewendeten Rheometers ein 

 PoggendoriF'scher Rheostat mit Neusilberdraht und Serpentinwalze sieh 

 geradezu unbrauchbar erwies, indem beim Ein- und Ausschalten des 



