19 



Rheostatdralites die Bewegungen des Spiegels höchst imregelmässig erfolg- 

 ten , war ich genöthigt , einen Rh eostat von grossem Wider- 

 s-tande zu construiren; der von derartiger Unregelmässigkeit frei ist. 



Ich bediente mich zu diesem Zwecke einer concentrirten Kupfer- 

 vitriol-Lösung, die in einer genau calibrirten Glasröhre von 4 Quadrat- 

 Millimeter Querschnitt eingeschlossen ist. Das Eine Ende der Röhre ist 

 unter einem rechten Winkel aufwärts gebogen und übergeht in eine cylin- 

 drische Erweiterung von beiläufig 8 Millimeter Durchmesser. In dem län- 

 iieren Theile der Röhre befindet sich ein mit Seide übersponnener und 

 mit Kautschuklösung gefirnisster Kupferdraht, dessen mit der Flüssigkeit 

 in Berührung kommendes Ende bis auf etwa IV2 Millimeter Länge blank 

 metallisch und weiter aufwärts mit einem von ölgetränkter Baumwolle 

 gebildeten Pfropf versehen ist, so dass sieli das Ganze nach Art eines 

 Stempels hin und wieder schieben lässt. Das aus der Röhre hervorragende 

 Ende trägt eine Schraubenklemme, um die Leitungsdrähte aufnehmen zu 

 können. In die cylindrische Erweiterung ist ein bis auf sein unteres, blank 

 metallisches Ende mit Siegellak überzogener Kupferdraht so tief einge- 

 senkt, dass das freie Ende genau an der Einmündungsstelie der engen 

 Röhre in die cylindrische Erweiterung sich befindet. Das andere Ende des 

 Drahtes ist wieder mit einer Schraubenklemme zur Aufnahme von Leitungs- 

 drähten versehen. Eine hinter der engen Glasrölire angebrachte Millimeter 

 Scale gestattet die Länge der ein- oder ausgesclialteten Flüssigkeitssäule 

 zu messen. Um die durch hydrostatischen Druck etwa möglich werdenden 

 Störungen zu beseitigen, ist das Gestelle des Instrumentes so eingerichtet, 

 dass das Niveau der Kupfervitriollösung in dem erweiterten Theile der 

 Röhre mit dem veränderlichen Ende der Säule stets in dieselbe horizontale 

 Ebene fallend gemacht werden kann. 



Das bemerkenswertheste Ergebniss der Widerstandsbestimmungen bei 

 verdünnter Schwefelsäure war, dass der Leitungswiderstand von 

 verschiedener Grösse gefunden wurde, je nachdem 

 die ein- oder ausgeschaltete Schichte an der Anode oder 

 Kathode sich befand, und zwar fand man den Leitung s- 

 widerstand in dem an die Kathode ang ranzenden Theile 

 der Fl ü s sigkeit grösser als in dem an die Anode gränzenden» 



Wird bei Anwendung derselben Stromquelle 

 (einer DanielTschen Batterie von zwei Elementen) die 

 Stromstärke durch Verminderung des Gesammtwider- 

 standes vergrössert, so wächst auch der Unterschied 

 zwischen beiden vorerwähnten Widerständen. Derselbe 

 ist daher am grössten, wenn die verdünnte Schwefelsäure einen Gehalt 



2* 



