I 



26 



Ruete's erstes Ophthalmotrop i^t ein künstliches Auge, welches auf 

 einer Säule ruht, von welcher ein feststehender Halbkreis ausgeht. An 

 den Endpunkten desselben ist ein Messingkreis befestigt, welcher demnacli 

 um eine horizontale Axe drehbar ist. In diesem Krei e befindet sich ein 

 zweiter, oben und unten befestigt, und daher um eine senkrechte Axe 

 drehbar. Von beiden Seiten dieses Kreises entspringen Kreis-Segmente, 

 welche den künstlichen Bulbus selbst tragen und Rotationen desselben in 

 der Richtung der Tiefenaxe der Obliqui ermöglichen. Diess Instrument 

 versinnlicht eben nur im Allgemeinen die Bewegung des Auges nach den 

 drei Hauptaxen ohne genauere Einsicht in die complicirten Muskelwirkungen 

 zu gewähren. Ruete's neues Ophthalmotrop entspricht jedoch diesen An- 

 forderungen allerdings in hohem Grade. Der künstliche Augapfel ist hier 

 in einen auf einer Säule feststehenden Ring eingedrückt. Von dem Bul- 

 bus gehen die sechs Augenmuskeln in der Form von Schnüren nach rück- 

 wärts. Diese Schnüre sind durch die Löcher einer Scheibe gezogen, 

 welche hinter dem Btil )us in der Entfernung der Spitze der Orbitapyra- 

 mide sich befi idet. Hinter dieser Scheibe gehen die Schnüre Uber Rollen 

 und versenken sich hierauf nach abwärts in den Boden eines Kastens , 

 wo sie durch Stahlfedern in Spannung erhalten werden. Bringt man den 

 Bulbus aus seiner Normalstellung indem Ringe in verschiedene Richtungen, 

 so kann an einem Massstabe der Grad von Intention oder Relaxation je- 

 des Muskels bei jeder beliebigen Richtung abgelesen werden. 



D.eser ebenso sinnreiche, als lehrreiche und zierliche Apparat, der 

 in keiner ophthalmologischen und physiologischen Sammlung fehlen sollte, 

 gab die Anregung zur Constiuction eines automatischen Auges, dessen Be 

 Schreibung hier folgt. 



Ich habe zunächst darüber nachgedacht, ob es nicht möglich wäre, 

 ein Kunstauge 2U construiren, welches (hne, wie bisher, in Ringen zu 

 stecken, dem Zuge der in der normalen Richtung an seiner Aussenseite 

 angebrachten Muskeln frei wie das natürliche Auge folgt. — Das Auge 

 bewegt sich um seinen Drehpunkt als Mittelpunkt nach dem Prinzipe der 

 Arthrode. Es kam mir darauf an, den imaginären Drehpunkt in einen 

 realen zu verwandeln und diess geschah in folgender Weise (s. beilie- 

 gende Abbildung). Der künstliche Bulbus A ist durch eine hohle Kugel 

 aus Messing von 24 M. Durchmesser dargestellt, welche vorn und hinten 

 eine OefFnung besitzt. In die vordere OefFnung a ist eine Convexlinse ein 

 geschraubt. Die hintere Oeifnung dient einem rechtwinklig gebogenen 

 Stabe b zum Durchgange, der nach abwärts auf einem Stativ ruht. Nach 

 Torn geht er in einen Gelenkskopf c aus, welcher die Mitte des künstlichen 



