RESPIRATION DES TISSUS SANS CHLOROPHYLLE. 295 



On peut ainsi éclairer presque complètement les organes 

 à étudier. Un thermomètre sensible, placé au milieu d'eux, 

 indique à chaque instant la température. 



Quand on veut comparer l'action des rayons solaires directs 

 sur la respiration à celle de l'obscurité, il faut avoir soin de 

 maintenir la température constante. Il est alors indispen- 

 sable de placer les plantes ou les organes à étudier dans une 

 étuve àeau, munie d'une fenêtre pour laisser passer les rayons 

 solaires. On fait alors une première expérience en exposant la 

 plante aux rayons du soleil, et en mesurant avec soin la tem- 

 pérature du thermomètre sensible placé dans le récipient qui 

 la contient. Puis on chauffe l'étuve pour rétablir, à l'obscu- 

 rité, une température égale à celle qu'on a observée au soleil. 



Dans toutes les expériences où il n'était pas nécessaire de 

 mesurer les variations de pression de l'atmosphère confinée, 

 nous avons toujours employé le mode de fermeture au mercure 

 déjà décrit dans notre précédent mémoire. On évite ainsi, 

 pour le montage des appareils, une perte de temps souvent 

 considérable, et l'on peut alterner, avec les mêmes indivi-, 

 dus, un plus grand nombre d'expériences. 



2" Modifications de l'appareil à analyses. — L'appareil à 

 analyses, que nous avons déjà décrit, présente quelques 

 imperfections qu'un usage journalier nous a révélées. Son plus 

 grand inconvénient consiste dans l'emploi d'un robinet à trois 

 voies placé sur le trajet des gaz qu'on veut analyser. Ce robinet 

 peut retenir une ou deux bulles d'air, et l'on est obligé de 

 faire des lectures répétées pour s'affranchir de cette cause 

 d'erreur. Un accident nous ayant obligé de faire construire 

 un nouvel appareil, nous avons profité de cette circonstance 

 pour y apporter quelques améliorations. 



Yoici quelle est la disposition que nous avons adoptée : 

 La partie essentielle de ce nouvel appareil se compose d'un 

 tube capillaire d'environ 2 mètres de long et d'un diamètre 

 intérieur de 0'"'",75. Ce tube est recourbé en U, et ses deux 

 branches reposent sur une tablette horizontale. L'une des 



